Wideestands -Einheit in absolutem electromagnetischen Maasse. 79 



Zunächst wurde die Länge 0 — 1000 des Pawlowsker Meters mit der entsprechenden 

 des Normalmeters verglichen und gefunden für 0°: 



P 0 (0 — 1000) = N 0 (0 — 1000) — 0,033 mm ± 0,003 mm. 



Nun ist nach den Verifikationen in den Jahren 1879 und 1880 mit vollkommen sicherer 

 Beziehung auf das Meter der Archive zu Paris durch das Mittel des internationalen Maass- 

 und Gewichts-Bureaus in Sèvres (siehe Jahresbericht des physikal. Centrai-Observatoriums 

 für 1879 und 1880, Beilage I. 1. S. 34): 



N Q (0 — 1000) = Im — 0,032 mm. 



Folglich ist bei 0° auch: 



P 0 (0 - 1000) = 999,935 wahre Millimeter. 



Ferner fand ich durch Vergleichung : 



P (20 — 1000) = N 0 (20 — 1000) — 0,050 mm 

 P(20 — 1013) = N (7 — 1000) — 0,042 mm, 



woraus folgt: 



P (1000— 1013) = 2V(7— 20) 4- 0,008 mm. 



Nun ist nach den Verificationen der Unterabtheilungen des Normal-Meters N bei der 

 Lage mit Theilfläche nach oben gekehrt 1 ): 



N (7— 20) = 12,990 wahre Millimeter; 



und somit ist die gesuchte Grösse bei 0°: 



P 0 (10—1013) = 1012,933 wahre Millimeter (XIII) 



Nach S. 45 kamen von der Theilung auf der messingenen Sashen, die zur Ausmes- 

 sung der Entfernungen E bei den Ablenkungsbeobachtungen diente, bloss 3 Stücke nämlich 

 0 — 26" 0—83" und 0 — 84" zur Verwendung, die also auch allein zu verificiren waren. 



Am 22. September erhielt ich durch Vergleichung auf demselben Comparator mit dem 

 Normalmeter folgende Daten: 



8( 0 — 26") = 2V(40 — 700) -f- 0,183 mm 

 S (26 — 57") = N( 3— 790) ч- 0,127 » 

 S(67 — 83) = N (40 — 700) н- 0,178 ». 

 5(57 — 84) = N ( 5 — 690) ■+- 0,588 » 



1) H. Wild, Metrologische Studien, S. 10. Mémoires de l'Acad. Imp. des sc. de St. Pétersbourg, 

 T. XXIII, № 8. 



