86 



H. Wild, Bestimmung des Weethes der Siemens'schen 



10. Multiplicatorconstante b. 



Herr Dr. Chwolson hat am 2. Juli genau nach der sub 1 4 angegebenen Methode durch 

 Messung der logarithmischen Décrémente bei geschlossener Leitung in 6 Azimuthen des 

 Multiplikators die Constante Ъ seiner Function bestimmt, wobei die schon früher erwähnte 

 Vorsicht beobachtet wurde, nur solche Messungen als gültig zu betrachten, während deren 

 das Hülfsbifilar keine 0,1 Sealentheil überschreitende Veränderung in seinem Stande ge- 

 zeigt hatte. Folgendes sind die Daten seiner Messungen: 



Goettinger Zeit 

 Multi- i Kreis 

 plikatör \ Fixer Spiegel 

 Magnet -Ruhe -Lage 



Temperatur 



«,«) 1000 



I. 



II. 



in. 



IV. 



V. 



VI. 



10 A 2 m a. 



10 A 37 m a. 



12 A 2 w a. 



12 A 40 m a. 



l Ä 6 m p. 



l Ä 22 m p. 



91°70 



93?25 



94°95 



87?65 



88°95 



89°35 



595,6 



793,5 



1043,5 



6,3 



193,7 



391,2 



498,7 



509,0 



501,0 



507,4 



512,2 



516,0 



19?82 



19?82 



19^85 



19°82 



19?80 



20?00 



0,67770 



0,67456 



0,66225 



0,65751 



0,66923 



0,67558 



0,67496 0,66584 



0,64732 



0,67056 



0,67706 



0,67846 



и. 



in. 



IV. 





V. 



VI. 



1,5573 1,5432 

 0,012013 -t- 0,035169 



1,5077 

 0,066920 



1,5290 

 0,061789 



1,5477 

 0,039687 



1,5589 

 0,017710 



Die Gleichung (34) kann man auch so schreiben: 



X ' = X' — LA 2 -+- 2L a A — L а 



oder wenn : 



gesetzt wird 



X' — LA 2 = а 

 2 LA = ß 



Setzt man hier obige Werthe von X' n und a n ein, so erhält man 6 Gleichungen, aus 

 welchen nach der Methode der kleinsten Quadrate folgende wahrscheinlichste Werthe der 

 Unbekannten erhalten wurden: 



а = 1,559713, ß = — 0,1119, y = 

 Hieraus aber findet man: 



A = — 0,005625 = arc. — 19' 

 L = 9,947, X' == 1,559745. 

 Nach (35') folgt hieraus: 



У = 5,1042. 



9,947. 



