92 



H. Wild, Bestimmung des Weethes dee Siemens'schen 



durch wird 0,2 zunächst durch 0,1 -+- einer Zahl Umdrehungen des Rheostaten ausgedrückt 

 und vermittelst des erst bestimmten Werths von 0,1 in solchen indirect auch bloss in 

 Rheostaten- Windungen erhalten. So ging Das weiter bis herauf zu dem Stück 1 S. E., das 

 also einerseits in Rheostaten-Windungen und anderseits durch die erwähnten Vergleichun- 

 gen mit den Dosen-Einheiten in wahren Siemens'schen Einheiten bestimmt wurde, was er- 

 laubte, den Werth einer Umdrehung des Rheostaten in Siemens'schen Einheiten und damit 

 auch alle niedrigem Stücke des Kastens in Bruchtheile solcher auszudrücken. In entsprechen- 

 der Weise erfolgte endlich die Vérification der höhern Stücke des Kastens bis zu 100 S.E. 



Um die Resultate der zu verschiedenen Zeiten und also auch bei verschiedenen Tem- 

 peraturen ausgeführten Verificationen miteinander vergleichen zu können, war es nöthig, 

 wenigstens angenähert, die Temperatur-Coefficienten der Kasten-Widerstände zu kennen. 

 Mit Hülfe der beiden Dosen-Einheiten und ihrer Temperatur-Coefficienten wurden die der 

 Stücke 1, 1* und 2 S. E. durch folgende Vergleichungen beider bei verschiedenen Tem- 

 peraturenerhalten. In wahren Siemens'schen Einheiten ausgedrückt fand Herr Chwolson so: 





Datum 



Temperatur 



l 



1*' 



2 



I. 



20. Juni 



19°96 



0,997590 







II. 



22. » 



15,86 



0,996110 



0,996160 



1,992630 



III. 



13. Juli 



14,46 



0,995460 







IV. 



18. » 



19,76 



0,997597 



0,997547 



1,995890 



V. 



2G. » 



19,30 



0,997380 



0,997430 



1,995350 



VI. 



14. Aug. 



20,25 



0,997737 



0,997737 



1,996270 



Hieraus ergeben sich folgende Temperatur-Coefficienten für verschiedene Combinationen: 



Combination von 

 mit 



,00036 

 ,00039 



Stück 1* II 

 Stück 2 II 



Stück 1 



ІШЬ 



i II 0,( 

 \III 0,( 



IV 



0,00038 

 0,00040 

 0,00036 

 0,00041 



0,00037 

 0,00038 

 0,00037 

 0,00039 



VI 



0,00039 

 0,00039 

 0,00036 

 0,00041 



Mittel: 



0,000375 

 0,000390 

 0,000363 

 0,000403 



Vom General-Mittel: 



0,000383 



weichen die extremen Mittelwerthe der Coefficienten für diese 3 Stücke nur um Grössen ab, 

 welche für eine Temperaturschwankung von У 2°5, wie sie bei den obigen Beobachtungen 

 stattfand eben der ob' erwähnten Unsicherheit einer Einstellung resp. 0,00005 S. E. ent- 

 spricht. Da aber eine Sicherheit von dr 0,000020 des obigen Coefficienten auch als absolute 

 Genauigkeit desselben durchaus genügend ist, indem die Temperaturen bei den eigentlichen 

 Messungen nur zwischen den Grenzen 18° 50 bis 22°0 variirten, also jene Unsicherheit das 

 Resultat nicht mehr als bis 0,0001 seines Werths beeinflussen kann, so haben wir obigen 

 Coefficienten als für alle Stücke des Kastens JVx 2805 ohne Unterschied geltend angenommen. 



