94 



H. Wild, Bestimmung des Werthes der Siemens'schen 



Da der Widerstand w 0 des Galvanometers nach S. 55: 2120 S. E. betrug und der- 

 jenige der Stammstrom-Leitung ungefähr 25 S. E. war, so ergeben sich nämlich nach (55) 

 Beispielsweise für die Bestimmung der Widerstände von 1, 10 und 100 S. E. je folgende 

 günstigste Werthe der Widerstände w 1 — w 2 — w der Brückenzweige 1 und 2: 



für 1 S. E. w .== 7,1 S. E. 

 » 10 » w = 24 » 

 » 100 » w — 119 » 



Um die obschwebcnde Unsicherheit zu beseitigen, wurden daher am 3. und 9. Decem- 

 ber mit demselben, unverändert gebliebenen Apparate in Pawlowsk nochmals zwei vollstän- 

 dige Verificationen durch Herrn Chwolson ausgeführt, wobei leider, besonders bei der 

 zweiten Serie, während der 2 Stunden dauernden Messungen die Temperatur- Constanz des 

 Raumes wegen unvorsichtigen Heizens nicht eine so befriedigende wie früher war, auch von 

 der Normaltemperatur von 20° bei unsern Messungen zu sehr abwich. Folgendes sind die 

 hierbei erhaltenen, ebenfalls wieder auf 20° С . reducirten Werthe. 



Kasten № 2805 bei 20° C. 





3. Decembcr 

 18°7G— 18°5G 



9. December 

 23°28— 22?70 



Mittel 



Halbe Differenz 



0,1 



0,10106 



0,10108 



0,10107 



1 



0,00001 



0,2 



0,19960 



0,19966 



0,19963 



1 



0,00003 



0,2* 



0,19994 



0,19986 



0,19990 



H— 



0,00004 



0,5 



0,49922 



0,49916 



0,49919 





0,00003 



1 



0,99785 



0,99780 



0,99782 



\ 



0,00002 



1* 



0,99788 



0,99777 



0,99782 





0,00005 



2 



1,99640 



1,99649 



1,99645 





0,00004 



5 



4,99050 



4,98896 



4,98973 





0,00077 



10 



9,9832 



9,9814 



9,9823 





0,0009 



10* 



9,9835 



9,9849 



9,9842 





0,0007 



20 



19,9653 



19,9644 



19,9648 





0,0004 



50 



49,905 



49,929 (?) 



49,917 





0,012 



100 



99,759 



99,803 (?) 



99,781 





0,022 



Da die Resultate für die höhern Widerstände aus dem angeführten Grunde unsicher, 

 auch die Abweichung für die Werthe von 2 und 2* grösser sind als 0,0001 des Werthes, 

 endlich wegen der Unsicherheit der Temperatur- Coefficienten die Réduction auf 20° bei der 

 beträchtlichen Abweichung einige Zweifel gestattete, so wurden schliesslich nach Ueber- 

 führung des Widerstandsapparates von Pawlowsk nach St. Petersburg in's physikalische 

 Centrai-Observatorium noch je eine Bestimmung am 29. Decembcr von Herrn Chwolson, 

 am 30. December von mir ausgeführt, welche folgende Resultate ergaben: 



