Widerstands-Einheit in absolutem eleotromagnetischen Maasse. 



95 



Kasten M 2805 bei 20° C. 





Chwolson 



Wild 









29. December 



30. December 



Mittel 



Halbe Differenz. 





Л О ДА 1 Q Ofi 



1 J,t)U — 1И,УО 



1 О RQ ОЛ ГШ 

 1У,оо — ~U,UU 







0,1 



Л 1 AI APL 



Л 1 AI АО 



А 1 А 1 А7 



-+- Л ЛПАЛО 



0 2 



0 1 9964 



0 19966 



0 1 9965 



db 0,00001 



0,2* 



0,19979 



0Д9978 



0,19979 



± 0,00001 



0,5 



0,49910 



0,49917 



0,49917 



± 0,00001 



1 



0,99764 



0,99768 



0,99766 



J- 0,00002 



1* 



0,99759 



0,99.767 



0,99763 



± 0,00004 



2 



1,99591 



1,99612 



1,99601 



± 0,00010 



5 



4,98815 



4,98863 



4,98839 



± 0,00024 



10 



9,9812 



9,9819 



9,9815 



± 0,0003 



10* 



9,9824 



9,9833 



9,9829 



± 0,0004 



20 



19,9635 



19,9652 



19,9643 



± 0,0009 



50 



49,9023 



49,9061 



49,9042 



± 0,0019 



100 



99,7598 



99,7661 



99,7630 



± 0,0031 



Diese beiderlei, von zwei verschiedenen Beobachtern erhaltenen Werthe stimmen unter- 

 einander durchweg so gut überein, dass wir das Mittel derselben als definitive Grössen be- 

 trachten können. In der That ist nur für das Stück 0,1 die Abweichung des Mittels grösser 

 als 0,0001 des ganzen Werths; der Mittelwerth: 0,10107 stimmt aber genau mit dem aus 

 den Beobachtungen vom 3. und 9. December abgeleiteten, sowie mit dem am 14. August 

 erhaltenen überein. Für alle übrigen Grössen ist die Unsicherheit höchstens 0,00005 des 

 ganzen Werths. Ueberdies schliessen sich die obigen Werthe bis zur selben Grenze an die- 

 jenigen vom Juli und August an, welche, abgesehen von dem erwähnten Fehler, wegen der 

 geringen Temperatur- Variation als die sichersten zu betrachten sind. Es beweist dies, und 

 das folgt auch aus den Erfahrungen bei der Commutation der Zweige in den neuern Be- 

 stimmungen, dass der aus der Vernachlässigung der letztern entstandene Fehler bei unserm 

 Apparat innerhalb die Grenze der Beobachtungsfehler fiel. 



Dagegen weichen die am 3. und 9. December erhaltenen Werthe mehr ab, was wohl 

 hauptsächlich den erwähnten Temperatur- Variationen zuzuschreiben ist, und auf diese ist 

 auch offenbar der ungewöhnlich grosse Betrag der Stücke 1 und l*an diesen Tagen zurück- 

 zuführen. Ich habe daher diese Werthe ganz von der Benutzung ausgeschlossen. 



Die definitiven Werthe sind somit: 



Kasten № 2805 bei 20° C. 



0,1 



0,2 

 0,2* 

 0,5 

 1 



1* 

 2 



0,10107 S.E. 



0,19965 » 



0,19979 » 



0,49917 » 



0,99766 » 



0,99763 »» 



1,99601 » 



5 



10 



10 :i 

 20 

 50 

 100 



4,9884 S.E. 



9,9815 



9,9829 

 19,9643 

 49,9042 

 99,763 



Temperatur-Coefficient: 0,000383 



