WiDEKSTANDs -Einheit in absolutem electkomagnetischen Maasse. 101 

 Щ.= ± 0,00005 oder dit = ± 0,025 mm für R = 506 mm, 



sin 2z, 



= ± 0,00005 oder efo = ± \"Ъ für t; = 3°30', 

 = dt 0,00005 oder dm == ± 10"5 für s n — 46°, 

 = =t 0,00005 oder dy = dty = ± 0"65 für <p = ф 



tg <p sm ф 



~ = rt 0,00005, 4^ = тА- = т^Ѵ = ± 0,0001. 



Hieraus ergibt sich zunächst, dass die angeführte Sicherheitsgrenze unserer Werthe 

 für с — 1 -+- — eine genügende ist. 



Es bleiben jetzt nur noch die bei jeder vollständigen Messung jeweilen wiederkeh- 

 renden Beobachtungsoperationen zu erwähnen übrig, wobei ich sie iu der Reihenfolge 

 aufführe, die durchweg bei den Messungen eingehalten wurde. 



12. Logarithmisches Décrément X bei geschlossenem Multiplikator. 



Die einzelnen Beobachtungserien für eine Bestimmung des Ohm begannen stets zwischen 

 8 und 9 h Vormittag mit der Bestimmung des logarithmischen Décréments X, da diese nur 

 bei grosser Ruhe des Erdmagnetismus genau genug ausführbar ist, somit für die Durch- 

 führbarkeit überhaupt einer vollständigen Beobachtungsreihe am betreffenden Tage ent- 

 scheidend war. 



Diese Messungen, vor deren Beginn jeweilen alle Klappen, Thüren und Fenster des 

 Locals geschlossen wurden, hat in der sub I. 3 beschriebenen Weise stets Herr Chwolson 

 angestellt. Nach jeder gelungenen Beobachtung, während deren Dauer also, wie schon 

 S. 86 erwähnt worden, das Hülfsbifilar keine 0,1 Sealentheil überschreitende Aenderung 

 seines Standes zeigte, gab Herr Chwolson dem Beobachter im unterirdischen Pavillon ein 

 Signal zur Ablesung des dortigen Bifilars. Am Anfang und Ende der Beobachtungsreihe 

 wurden ausserdem die Gleichgewichtslage und Temperatur des Bifilarmagnets selbst gleich- 

 zeitig mit denen des Hülfsbifilars im unterirdischen Pavillon notirt. Auf diese Weise wurden 

 erhalten die W T erthe von t, von n, w', Ç, z und X in unsern Gleichungen. 



Der Torsionswinkel z a ist, wie später noch näher erwähnt werden wird, jeweilen mit 

 einer Genauigkeit von ± 10" ermittelt worden und da die Scalen-Ablesungen eine Sicher- 

 heit von ± 0,05 Sealentheil darboten, so ist Ç höchstens mit einem Fehler vonrt l"3 be- 

 haftet. Die Werthe von Ç schwankten bei den 9 vollständ igen Messungen vom 2 1 . Juli bis 

 13. August zwischen den Grenzen: 



Ç = + l'40;'0 bis — 13'25*5. 



