ч 



Widerstands-Einheit in absolutem elektromagnetischen Maasse. 103 



nographs, Markirung von 12 aufeinanderfolgenden Durchgängen des Magnets durch die 

 Gleichgewichtslage auf dem Chronograph, wobei der erste Durchgang von derselben Seite 

 her genommen wurde wie der erste zu Anfang, Signal zum Anhalten des Chronographs , 

 Markirung der absoluten Zeit bei demselben, Beobachtung der Schwingungs- Amplitude, 

 Signal nach dem Unterirdischen, Beruhigung des Magnets, Ablesung seiner Gleichgewichts- 

 lage mit Signal zum Unterirdischen, Notirung der Temperatur des Magnets. 



Aus den anfänglichen und schliesslichen 1 2 durchbeobachteten Schwingungen ergibt 

 sich im Mittel ein angenäherter Werth der Schwingungsdauer, der dazu benutzt wird, die 

 Zahl der im Zeit-Intervall zwischen dem ersten Durchgang vor der Pause und nach der Pause 

 stattgehabten Schwingungen (gerade Zahl) zu berechnen (ungefähr 200). Diese Zahl in die 

 12 Zeitintervalle zwischen den correspondirenden Durchgängen vor und nach der Pause 

 dividirt, gibt dann 1 2 Werthe der Schwingungsdauer von hoher Genauigkeit, da der Beobach- 

 tungsfehler bei jedem einzelnen Durchgang wenig mehr als 0,1 Secunde beträgt. Das Schluss- 

 mittelist daher nur dann mit einem ±0^0001 übersteigenden resp. mehr als 0,00001 vonT 

 betragenden Fehler behaftet, wenn die Gleichgewichtslage des Magnets magnetischer Varia- 

 tionen halber sich erheblich während der Dauer der Beobachtungen verändert hat. Auch im 

 letztern Fall überstieg aber bei unsern Beobachtungen der Fehler nie ± 0J0005 resp. also 

 0,00005 von T. 



Es war also im äusserten Fall : 



~ = ± 0,00005 



d. h. der Fehler nur halb so gross als der zu tolerirende. 



Bei den erwähnten 9 Messungsreihen schwankte der Werth von Tzwischen den Grenzen: 



T= 13*4953 bis 1355272 



und der wahrscheinliche Fehler der Mittelwerthe von T in jeder Messungsreihe betrug 

 durchschnittlich nur : 



dT=d~ 0,000075. 



Im Intervall zwischen der Anfangs- und End-Registrirung der Durchgänge beobachtete 

 Herr Ghwolson in der sub I. 4 mitgetheilten Weise aufeinanderfolgende Schwingungsbogen 

 des Magnets zur Ableitung des logarithmischen Décréments X 0 bei geöffnetem Multiplikator. 



Bei den 9 Messungsreihen variirte der Werth von л 0 zwischen den Grenzen: 



X 0 = 0,002034 bis 0,002187 



und der wahrscheinliche Fehler der Mittelwerthe von X 0 bei jeder einzelnen Messung betrug 

 durchschnittlich : 



d\= ±0,000009. 



