104 



H. Wild, Bestimmung des Weethes der Siemens'schen 



Es war somit durchschnittlich bei unsern Beobachtungen: 



^- = ±0,000006, 



die Genauigkeit folglich ebenfalls mehr als genügend. 

 Diese Messungen ergaben die Werthe von: 



T, a, t 0 , X 0 , n 0 und w' 0 



in unsern Gleichungen, sowie vom täglichen Gang s der electrischen Uhr, wenn die Ver- 

 gleichung derselben mit der Normal-Uhr an einem vorhergehenden oder nachfolgenden Tage 

 herbeigezogen wurde. 



14. Empfindlichkeitsconstante Odes Multiplikators. 



Nach Beendigung der Messungen der Schwinguugsdauer wurde sofort der Multplikator- 

 draht mit der Zuleitung zur Wheatstone'schen Brücke verbunden und auf der letztern die 

 S. 56 und 57 beschriebene Anordnung zur Empfindlichkeitsbestimmung des Multiplikators 

 getroffen. 



Der Shunt-Zweig hatte einen Widerstand w s von rund 1,245 S. E. und aus Vorver- 

 suchen hatte sich ergeben, dass dann in den Multiplikator-Zweig am Widerstandskasten 

 2806: 100 + 10 + 2 + 1 S. E. einzuschalten resp. w m rund auf 115,7S. E. zu bringen 

 war, um beim Multiplikator und bei der Tangenten-Boussole annähernd gleich grosse Aus- 

 schläge zu erhalten. Diese wurden jeweilen durch Regulirung der Stromstärke am Wider- 

 standskasten W. K. (siehe S. 59) auf nahezu 500 Scalentheile gebracht. 



Reihenfolge der gleichzeitigen Beobachtungen durch Herrn Chwolsonam Multipli- 

 kator und von mir an der Tangenten-Boussole. 



Chwolson, 

 am Multiplikator. 



1) Ablesung am fixen Spiegel und Kreis. 



» der Thermometer beim Multi- 

 plikator und auf der Wheat. Brücke. 



2) Gleichgewichtslage des Magnets, Signal 

 zum Unterirdischen, Hülfsbifilar im Saal. 



3) Wiederholung von 2. 



4) Stromesschluss und Beruhigung, Ablen- 

 kung nach grossen Zahlen, Signal zum 

 Unterirdischen, Hülfsbifilar. 



5) und 6) Zweimalige Wiederholung von 4. 



Wild, 



an der Tangenten-Boussole. 



1) Ablesung des Hygrometers. 



» des äussern und innern Thermo- 

 meters. 



2) Gleichgewichtslage des Magnets, Uhrzeit 



am Chronometer, Unifilar des Galvano- 

 meters. 



3) Wiederholung von 2. 



4) Stromesschluss und Beruhigung, Ablenkung 



nach gr. Zahlen, Uhrzeit, Unifilar. 



5) und 6) Zweimalige Wiederholung von 4. 



