Widekstands -Einheit in absolutem electromagnetischen Maasse. 



109 



Hieraus erkennt man, dass selbst in dem Fall, wo wir die halbe Differenz der Zeit 

 nach benachbarter Werthe für E, eine Constanz der Tisch-Standorte während dieses Zeit- 

 intervalls voraussetzend, als Fehler bei der Messung von E betrachten, doch noch die oben 

 dafür ermittelte Grenze von ± 0,06 mm nicht erheblich überschritten wird. 



Die Mittel- Werthe des Ablenkungswinkels v bei den einzelnen Messungsreihen schwan- 

 ken zwischen den Grenzen: 



v = 3° 25' О bis 3° 25' 24"5 bei E — 1803 

 v = 3 34 0,8 bis 3 34 21,2 bei E = 1777. 



Da hierbei die Variationsinstrumente im unterirdischen Pavillon benutzt wurden, so 

 ist, der Fehler eines einzelnen Werthes von v: 



±0,16 Scalentheile = ± 4','1 



und da dem vorigen* Schema zufolge bei jeder Messungsreihe das schliessliche Resultat für 

 v das Mittel von 16 einzelnen Daten repräsentirt, so ist der wahrscheinliche Fehler des 

 letzten : 



дѵ = ± 0?69 



oder wenig grösser als die Hälfte der S. 101 hierfür bestimmten Fehlergrenze. 



1 7. Einrichtung des Bifilars. 



Wenn nicht aus irgend einem Grunde eine mehrtägige Unterbrechung der Beobach- 

 tungen bevorstand, so habe ich zum Schluss der Beobachtungsserie jedesmal das Bifilar des 

 Multiplikators für die folgende Reihe von Beobachtungen neu eingerichtet, wie es Seite 10 

 des Nähern angegeben ist, d. h. ich brachte die obere Bifilarsuspension wieder in's Centrum 

 des Apparats, legte den Torsionsstab in's Schiffchen und drehte am Torsionskreis, bis ein 

 Gehülfe den früher bestimmten, der senkrechten Stellung zum Meridian entsprechenden 

 Stand des Spiegels an der Scale ablas ; darauf ersetzte ich den Torsionsstab durch den Mag- 

 net und führte am Torsionskreis eine solche Drehung, zuletzt mittelst der Mikrometer- 

 schraube, aus, dass der Gehülfe wieder genau denselben Sealentheil im Fernrohr erhielt. 

 War die Stellung erreicht, so wurden Signale nach dem unterirdischen Pavillon gegeben 

 und die Temperatur im Multiplikator notirt. Die Differenz der Beobachtungen aber am 

 Torsionskreis mit Torsionsstab und mit Magnet ergab im Mittel der Ablesungen an beiden 

 Vernieren bis auf ± 10" genau den Torsionswinkel 2 a , während die erstem Beobachtungen 

 t a , n a und n' a lieferten. Die Werthe von z a variirten zwischen den Grenzen: 



4= ,45° 55' 15" bis 46° 7' 35". 



