8 



De. В. Hasselbeeg, 



In dieser Tafel sind in den Columnen 0 diejenigen Sonnenlinien aufgeführt, auf 

 welchen die unter Л für die Hauptlinien gefundenen Werthe beruhen 1 ). Es ist dies zu dem 

 Zweck geschehen, dass wenn in Zukunft diese Sonnenlinien irgend eine Correction er- 

 halten, dieselbe Correction an die Hauptlinien und demnach an alle übrigen Linien des Gas- 

 spectrums wird angebracht werden können, welche zwischen der fraglichen Hauptlinie und der 

 nächstfolgenden brechbareren liegen. Es sind nämlich in jeder Gruppe die Wellenlängen der 

 Nebenlinien stets aus derjenigen der nächstliegenden weniger brechbaren Hauptlinie 

 abgeleitet worden. In dieser Weise hoffe ich eine neue Durchmusterung des Spectrums 

 überflüssig gemacht zu haben. 



Die Vergleichung der Werthe der beiden Reihen mit einander zeigt eine sehr befrie- 

 digende Uebereinstimmimg. Nur in zwei Fällen erreicht die Abweichung der Werthe von 

 einander 0,30 A. E., während dieselbe in mehr als der halben Anzahl unter 0,10 A. E. bleibt. 

 Ebenso befriedigend ist die Uebereinstimmimg der Mittelwerthe mit den Zahlen der letzten 

 Columne. Jeder dieser Letzteren ist mit Hülfe der Reductionsfactoren aus der direct be- 

 stimmten Wellenlänge der unmittelbar vorausgehenden Linie abgeleitet worden , um in der 

 Uebereinstimmung mit der entsprechenden directen Bestimmung eine Con trolle für die Art 

 abzugeben, auf welche die Reductionsfactoren die Dispersionsverhältnisse des Apparats dar- 

 stellen. Wie man sieht, lassen die Beobachtungen in dieser Hinsicht kaum etwas zu wün- 

 schen übrig. 



4. Wie meine früheren Beobachtungen mit dem vorliegenden Apparat gezeigt haben, 

 ist wegen der ausserordentlichen Empfindlichkeit des Schwefelkohlenstoffs gegen die ge- 

 ringste Aenderung der Temperatur die Ablenkung des Spectrums, in jedem Augenblick 

 veränderlich, und zwar um Grössen, die die unvermeidlichen Beobachtungsfehler vielfach 

 übersteigen. Da eine Bestimmung der aus diesem Umstände entstehenden Correctionen 

 der Beobachtungen aus Temperaturbeobachtungen an den Prismen und den optischen Con- 

 stanten derselben, wegen der Unmöglichkeit zu einer hinlänglich genauen Kenntniss der 

 ersteren in jedem Augenblick zu gelangen, nicht ausführbar ist 2 ), so habe ich unter der 

 sehr wahrscheinlichen Voraussetzung, dass für kurze Zeitintervalle die Temperaturverän- 

 derung der Prismen stetig erfolgt, bei meinen früheren Beobachtungen diese Correction 

 aus dem Gange der Mikrometerablesungen selbst abgeleitet und wie die Resultate damals 

 zeigten mit befriedigendem Erfolg. In derselben Weise ist auch mit den vorliegenden 

 Beobachtungen verfahren. Aber nicht nur die Ablenkung des Spectrums ändert sich mit 

 der Temperatur; auch die Dispersion wird eine andere, und zwar erfolgt die Aenderung 

 in beiden Fällen in demselben Sinne, indem eine Steigerung der Temperatur eine Abnahme 

 beider Grössen herbeiführt. Nun sind allerdings die Variationen der Dispersion, wie aus 



1) Es braucht wolil kaum erwähnt zu werden, dass 

 das Zeichen id. sich jedesmal auf die Sonuenlinie der 

 Reihe I und nicht auf die vorhergehende Linie der Reihe 



II bezieht. 



2) Siehe den Zusatz zu dieser Abhandlung. 



