10 



Dr. В. Hasselberg, 



Wie man sieht, sind die Werthe von s in den verschiedenen Theilen des Spectrums von 

 einander so wenig verschieden , dass sie ohne weiteres zu einem gemeinschaftlichen Mittel 

 vereinigt werden können. Es wird dieses 



s = — 0,0037 



und wenn wir die Temperatur von -ь 17°, welche in meinem Beobachtungslocal die ge- 

 wöhnlichste ist, als Normaltemperatur annehmen, so lässt sich die Dispersionscorrection durch 

 Réduction der Beobachtungen auf dieselbe nach der Formel 



d 17 = d t {l 0,0037 (t — 17)| 



berücksichtigen. Da der Coefficient s an sich klein ist, so ist für diese Réduction keine sehr 

 scharfe Kenntniss der Temperatur der Prismen nöthig, sondern es reichen die Angaben eines 

 mit der Kugel in den Prismenkasten eingestellten Thermometers dazu aus. Diesem Zweck 

 dient das oben erwähnte Thermometer. Die Ablesung desselben durch' s Fernrohr hat zu- 

 nächst den Zweck die Annäherung des Beobachters an die Prismen zu vermeiden, da aber, wie 

 weiter unten bei der Besprechung der photographischen Beobachtungen sich zeigen wird, 

 die Temperaturvariationen der Prismen viel besser als vermuthet werden konnte den An- 

 gaben des Thermometers entsprechen, so ist die durch das Fernrohr bedingte grössere Ge- 

 nauigkeit der Ablesung, durchaus nicht als illusorisch zu betrachten. 



Mit Hülfe der obigen Formel sind alle Beobachtungen, sowohl diejenigen, auf welchen 

 die Reductionsfactoren beruhen, als die Messungen des Gasspectrums verbessert worden. 

 DerEinfluss auf die ersteren wird erst für Temperaturdifferenzen vonzt 2° merklich. Denn 

 setzen wir für 17° 



f= Al = f 



so wird für f 



fr = fo (1 - • (* — 17)! 



und wenn z. B. t = 19° 



fit - fo = -+- 0,0074 f 0 

 Für die mittleren Theile des Spectrums ist beiläufig f=0,04 und es wird sonach: 



fn — /; = -+- 0,0003 



oder der durch Vernachlässigung der Dispersionscorrection entstehende Fehler erreicht 

 an Grösse den wahrscheinlichen Fehler des Factors. Die bei meinen Untersuchungen des 

 Wassestoffspectrums versuchte Beschränkung der Temperaturvariationen im Beobachtungs- 

 local auf ein Gebiet von 3 bis 4° hat bei den vorliegenden Untersuchungen nicht streng 

 durchgeführt werden können, und somit wird die obige Correction der Factoren nicht als 

 überflüssig zu betrachten sein. 



