Zur Spectroskopie des Stickstoffs. 



13 



und es scheint sich somit für die spectroskopische Forschung ein Gebiet zu eröffnen, auf 

 dem ohne Zweifel Resultate vom höchsten Interesse zu gewinnen sein werden. 



2. Für die photographischen Aufnahmen des Spectrums wurde der Mikrometerkopf 

 des Fernrohrs abgenommen und durch eine kleine Camera ersetzt, deren Cassette Platten 

 von 7,5X7,8 Centimeter aufnehmen konnte. Der Auszug der Camera war, um die Focal- 

 stellung für die verschiedenen Theile des Spectrums zu fixiren mit einer Millimeterskale 

 versehen, und hinter dem Cassettenrahmen war zum Zweck der feinen Einstellung eine 

 Fassung für das gewöhnlich benutzte Ocular des Mikrometers angebracht. Diese Einstel- 

 lung wurde folgendermaassen ausgeführt. Statt der präparirten Platte wurde in die Cassette 

 eine planparallele Glasscheibe, auf deren dem Objectiv des Fernrohrs zugewandter Seite 

 ein feines, mit Diamant gezogenes Kreuz sich befand, eingesetzt und mit dem Ocular 

 scharf eingestellt. Nachher wurde der Auszug der Camera so lange verstellt, bis die Li- 

 nien des Sonnenspectrums gleichzeitig mit dem Kreuz scharf erschienen. Es ist dann klar, 

 dass die vordere Fläche der Glasscheibe mit der Focalebene der betreffenden Sirahlen zu- 

 sammenfällt und dass, wenn die Glasscheibe durch die präparirte Platte ersetzt wird, die 

 empfindliche Schicht derselben ebenfalls die richtige Lage erhalten muss. 



3. Die von mir benutzten Platten waren sämmtlich von Warnerke u. Co. in Pe- 

 tersburg präparirt, und zwar, mit Rücksicht auf die Lichtschwäche der meisten Theile des 

 Gasspectrums, die Empfindlichkeit derselben auf mein Verlangen soviel wie überhaupt 

 möglich gesteigert. Diese Empfindlichkeit lässt sich am besten aus der zur Erzielung 

 eines ausexponirten Bildes nöthigen Expositionsdauer beurtheilen. Mit einer Spaltweite, 

 fein genug um fast alle Linien des Vogel'schen Atlas des Sonnenspectrums scharf erken- 

 nen zu lassen, und in welcher auch für das Gasspectrum keine Veränderung vorgenommen 

 wurde, war die Pose im Blauen des Sonnenspectrums, etwa bei X = 450, je nach der Rein- 

 heit der Luft 2 bis 4 Sekunden. Dieselbe wächst dann allmählich nach beiden Seiten auf 

 10* bis 15 s im äussersten Violett und im Hellblau. Für die noch weniger brechbaren 

 Theile des Spectrums nimmt die Empfindlichkeit sehr rasch ab, so dass z. B. in der Ge- 

 gend von b eine Expositionsdauer von 3 Minuten erforderlich wird. — Für das Gasspec- 

 trum ist eine Exposition vom 60- bis 100-maligen Betrag zu nehmen, oder dieselbe va- 

 riirt in den verschiedenen zwischen F und H liegenden Theilen des Spectrums zwi- 

 schen etwa 4 Minuten und einer halben Stunde. Natürlich ist hier die Intensität des 

 Stroms der Inductionsrolle von grossem Einfluss. Die Bedeutung dieser Zahlen in Bezug 

 auf das Verhältniss der Empfindlichkeit der Gelatinplatten zu derjenigen gewöhnlicher 

 nasser Collodionplatten springt sofort in die Augen, wenn man sich erinnert, dass z. B. 

 Vogel in Potsdam für seine Aufnahmen des Sonnenspectrums mit Platten der letzteren 

 Art 8 bis 20 Minuten zu exponireu nöthig gehabt hat. Mit derartigen Platten wären offen- 

 bar befriedigende Aufnahmen des Stickstoffspectrums unter den vorliegenden Verhältnissen 

 der Dispersion vollkommen unausführbar. 



Um auf den Platten scharfe, für mikrometrische Messung geeignete Bilder der aus 



