14 



De. В. Hasselbeeg, 



dicht aneinander liegenden Linien bestehenden Banden des Spectrums zu erhalten, ist es 

 olfenbar eine unumgängliche Bedingung, dass das Focalbild während der Exposition in Be- 

 zug auf die Platte vollkommen unbeweglich bleibt, da sonst die Linien in einander zusam- 

 menfliessen würden. Bei dem grossen Einfluss, welchen die geringsten Temperaturver- 

 änderungen der Prismen auf die Ablenkung des Spectrums ausüben, ist dies die grösste 

 Schwierigkeit der ganzen Operation. Die Erfahrung hat mir nun gezeigt, dass in dieser 

 Hinsicht befriedigende Resultate erhalten werden, wenn es gelingt die Angaben des Ther- 

 mometers während der Exposition innerhalb ± 0°02 constant zu erhalten; in diesem Falle 

 sind die Linien vorzüglich scharf und lassen eine sehr genaue Einstellung unter dem Mi- 

 kroskop des Messapparats zu. Findet aber während der Exposition eine Temperaturän- 

 derung von 0°04 oder 0°05 statt, so ist es von vorn herein sicher, dass die Linien ver- 

 schwommen, und für die Messung untauglich ausfallen. Für kurze Expositionen, von 4 bis 

 10 Minuten, Hess sich die obengenannte Constanz der Temperatur verhältnissmässig leicht 

 erreichen, namentlich wenn die Aufnahmen in den Nachmittagsstunden vorgenommen wur- 

 den, nachdem die Sonne den verschlossenen Fensterladen des Beobachtungsiocais zu be- 

 strahlen aufgehört hatte und das täglich zu dieser Zeit eintretende Temperaturmaximum 

 desselben erreicht war. Für die in der Nähe von F liegenden Theile des Spectrums aber, 

 welche eine Exposition von 3Ö m oder mehr erheischen, sowie bei der Herstellung der 

 gleich zu erwähnenden Doppelaufnahmen des Sonnen- und Gasspectrums zur Bestimmung 

 der Hauptlinien des letzteren, die bei bestrahltem Fenster Vormittags stattfinden mussten, 

 war die Schwierigkeit eine ungleich grössere. Indessen ist es mir durch Anwendung eines 

 passenden Luftzugs oder durch Auflegen eines feuchten Handtuchs auf den Prismenkasten, 

 eventuell durch Anzünden einer Kerze in der Nähe des Apparats auch in diesem Falle ge- 

 lungen die Temperaturverhältnisse so zu reguliren, dass die resultirenden Aufnahmen eine 

 genügende Schärfe zeigen. 



Nach der Exposition wurden die Platten mit dem gewöhnlichen Eisenoxalatentwickler 

 behandelt und mit unterschwefligsaurem Natron fixirt. 



4. Zur Ausmessung der Platten habe ich eine vortreffliche, der Sternwarte gehö-, 

 rende Längentheil maschine von Ertel angewandt. Es ist dies dieselbe Maschine, welche 

 zur Messung der in Possiet aufgenommenen Photogramme des Venusdurchgangs vom 

 Jahre 1874 benutzt wurde, und von deren Haupttheilen ich in meiner diesen Gegenstand 

 behandelnden Abhandlung 1 ) eine kurze Beschreibung gegeben habe. Für die vorliegenden 

 Messungen wurde auf der durch die Schraube derselben bewegten Kupferplatte ein kleiner 

 durchbrochener Tisch angebracht, auf welchem die Photogramme des Spectrums befes- 

 tigt wurden. Mittelst eines rechtwinkligen, unter diesem Tisch aufgestellten Prismas wurde 

 das Licht des Fensters auf die Spectralbilder geworfen und gelangte von dort in das über 



l) Russische Expeditionen zur Beobachtung des Ve- j tographischen Aufnahmen im Hafen Possiet von Dr. B. 

 misdurchgangs 1874. Abth. II, № 1. Bearbeitung der Pho- | Hasselberg. St. Petersburg 1877. 



