Zur Speoteoskopie des Stickstoffs. 



15 



denselben senkrecht stehende, von einer soliden, messingenen Säule getragene Mikroskop. 

 DadiederTheilmaschine gehörenden Mikroskope keine für den vorliegenden Zweck passende 

 Vergrösserung besitzen, so habe ich dieselben durch das Mikroskop des zur Ausmessung der 

 Sonnenflecken dienenden Apparats von De la Rue ersetzt, dessen Vergrösserung etwa 

 10 beträgt. Die Einstellung der Spectrallinien auf den Faden dieses Mikroskops ist eine 

 sehr genaue; im Allgemeinen kann der w. Fehler einer Einstellung kleiner als 0,5 Trom- 

 meltheile der Schraube gesetzt werden, was etwa 0,003 Millimeter oder höchstens 0,04- 

 А. E. entspricht. 



Bei meiner Bearbeitung der Aufnahmen des Venusdurchgangs wurde zur Ausmessung 

 des Focalgitters des Heliographen eine kleine Strecke von 40 Umgängen der Schraube auf 

 mögliche Unregelmässigkeiten besonders sorgfältig untersucht. Als Abweichung vom mitt- 

 leren Werth eines Schraubenumgangs fand ich damals 1 ): 



Zwischen den Umgängen. 



440 und 444 A 

 444 » 448 

 448 » 452 

 452 » 456 

 456 » 460 

 460 » 464 

 464 » 468 

 468 » 472 

 472 » 476 

 476 » 480 



0'; 00040 



— 0,00006 

 -+- 0,00032 



— 0,00009 



— 0,00018 



— 0^00002 



— 0,00026 



— 0,00019 

 -+- 0,00002 

 -+- 0,00007 



Dieselbe Abtheilung der Schraube habe ich für die Messungen der Spectralphoto- 

 gramme benutzt. Wie man sieht, sind aber die Abweichungen vom mittleren Schraubenum- 

 gang so gering, dass eine Berücksichtigung derselben hier keine Bedeutung hat, da sie 

 kaum den zehnten Theil der wahrscheinlichen Einstellungsfehler betragen. Dasselbe lässt 

 sich im Allgemeinen von dem Fehler wegen Excentricität der Trommel sagen, und ich 

 habe dieselben deshalb nur bei den Messungen zur Bestimmung der Recluctionsfactoren in 

 der Weise berücksichtigt, dass die Einstellungen von zwei um 180° von einander getrenn- 

 ten Punkten derselben ausgeführt wurden. Die Unterschiede der Werthe sind jedoch so 

 klein, dass sie keinen nennenswerthen Einfluss auf die schliesslich gefundenen Factoren 

 auszuüben vermögen. 



5. Was die Temperaturcorrectionen betrifft, so ist es zunächst klar, dass so 

 lange es sich nur um die Verbindung der einzelnen Linien einer einzigen Aufnahme unter 

 sich, also um diejenige der Nebenlinien mit der nächsten Hauptlinie handelt, jede Correc- 



1) a. a. 0. p. 13. 



