18 



De. В. Hasselberg, 



neben einander zeigen. Zur Herstellung dieser Aufnahmen wurden auf der Spaltplatte des 

 Spectroskops zwei kleine', um eine gemeinschaftliche Achse bewegliche messingene Klappen 

 derart angebracht, dass durch jede derselben eine Hälfte des Spalts verdeckt werden konnte. 

 Wenn man nun durch die eine Hälfte des Spalts in gewöhnlicher Weise eine Aufnahme des 

 Gasspectrums macht, während die andere Hälfte geschlossen bleibt, und dann nach Weg- 

 schieben der Spectralröhre und Vertauschen der Spalthälften das Sonnenlicht hineinlässt, so 

 ist es klar, dass man auf der photographischen Platte die beiden Spectra um so genauer sich 

 aneinander anschliessend erhalten wird, je genauer die Klappen gearbeitet sind. In dieser Be- 

 ziehung hat sich die in der hiesigen mechanischen Werksatt angefertigte kleine Vorrichtung 

 ganz vortrefflich bewährt. Hat man nun ausserdem die Expositionszeiten in jedem Falle 

 richtig abgemessen, so dass bei der Entwickelung der Platte beide Spectra gleichmässig her- 

 vortreten, so lässt sich die Wellenlänge jeder Linie durch Verbindung mit angrenzenden 

 Sonnenlinien auf derTlieilmaschinemit sehr grosser Genauigkeit und Leichtigkeit ermitteln. 



Bei diesen Bestimmungen ist aber ein Umstand genau zu beachten. Es ist zwar oben 

 gesagt, dass, um scharfe Aufnahmen zu erhalten, die Temperatur der Prismen während der 

 Exposition innerhalb enger Grenzen constant erhalten werden muss; — eine Aenderung 

 derselben aber um 0°01 oder0°02, welche auf die Schärfe der Linien keinen nachtheiligen 

 Einfluss ausübt, lässt sich selten vermeiden, ist aber hinreichend, um eine merkliche Ver- 

 schiebung des einen Spectrums gegen das andere zu bewirken. Da nun das Sonnenspec- 

 trum stets nach dem Gasspectrum aufgenommen wurde, so muss .bei steigender Temperatur 

 und damit verbundener Abnahme der Ablenkung der Effect der sein, dass das Gasspec- 

 trum in Bezug auf das Sonnenspectrum etwas nach dem Violett verschoben erscheint, oder 

 dass die unmittelbar aus den beiden Spectra erhaltene Wellenlänge einer Gaslinie etwas zu 

 klein ausfällt. Um die durch diese Fehlerquelle bedingte Correction der Beobachtungen zu 

 ermitteln, wurden einige Doppelaufnahmen des Sonnenspectrums bei etwas verschiedener 

 Temperatur aber im Uebrigen vollkommen unberührtem Zustand des Apparats hergestellt 

 und durch Messung der der beobachteten Temperaturdifferenz entsprechenden relativen 

 Verschiebung die Correction der Wellenlängen с für 0°01 bestimmt. Dadurch bekam ich: 



Bei 1 — 475 



с = -+- 0,33 Â.E. 



465 

 455 

 445 

 435 

 425 

 415 

 405 



30 



27 



23 



18 



15 



13,5 



12 



Ist nun beim Anfang der Aufnahme des Gasspectrums die Temperatur t, und nach 

 der Aufnahme des Sonnenspectrums t н- At beobachtet worden , so fällt wegen der kurzen 



