Zur Spectroskopie des Stickstoffs. 



49 



Für С. X == 6562 n = 1,61262 

 » G. X = 4307 n = 1,62653 



und bekomme daraus nach der Cauchy'schen Formel: 

 n= 1,60209 



woraus für X = 5316 folgt: 



n = 1,61813. 



Da nun (3 sehr nahe = 40° ist, so wird für dt = -±- 0°01 und zwei Prismen 

 db = — 7Ц4 



oder da jeder Trommeltheil der Mikrometerschraube 0"77 entspricht 



db. = — 9,3 Trommeltheile 

 = — 0,44 А. E. 



Da nun der wahrscheinliche Fehler einer gemessenen Liniendistanz höchstens 1 Trom- 

 meltheil beträgt, so ersieht man, dass die Temperaturvariationen der Prismen bis auf 

 0°001 genau bekannt sein mussten, um daraus die Correction der Beobachtungen wegen 

 der Variation der Ablenkung mit hinreichender Schärfe berechnen zu können. 



Um zu sehen in wie weit die obige Berechnung mit der Beobachtung übereinstimmt 

 beobachtete ich die oben erwähnte Linie bei allmählich steigender Temperatur der Prismen . 

 Ich bekam dabei die folgenden Einstellungen: 



Bei*= 13°88 •== 0Ю8ІІ In der Richtung 



t = 15,20 І = 11,9101 abnehmender Deviation. 



M = -+- 1?32 M = — 111829 



also für 



M = -+- 0°,01 M — — 0Г090 



in so guter Uebereinstimmung mit der Rechnung wie die angenäherten Werthe der in der- 

 selben angewandten Grössen erlauben. 



