Observations météorologiques. 9 

 DES OBSERVATIONS BAROMÉTRIQUES. 



M. Visniewsky s'est servi successivement de deux baromètres. Le pre- 

 mier e'tail un baromètre à siphon ; sou e'chelle e'tait divlse'e en pouces français ; 

 le vernier, qui glissait le long de cette e'chelle Immobile, évaluait des cinq cen- 

 tièmes de pouce ; une petite règle , dont l'arête e'tait place'e d-ans le prolonge- 

 ment de la ligne zéro du vernier, servait de ligne de repère, avec laquelle on 

 faisait coïncider la sommité du mercure , renfermé dans le tube barométrique. 

 Les deux branches du siphon communiquaient entre elles par un réservoir com- 

 mun à fond mobile; à chaque observation, on fit monter ou descendre la sur- 

 face du mercure renfermé dans la petite branche jusqu'à un trait , marquée par 

 l'arête d'une règle semblable à la règle supérieure , mais immobile ; le zéro de 

 l'échelle coïncidait avec ce trait là. La monture de ce baromètre était en bois; 

 un thermomètre sensible, à échelle métallique, était cloué sur la même monture, 

 il donnait, il faut le supposer, la température du mercure assez exactement, par- 

 ce que la température de nos chambres soigneusement closes, et bien chauffées en 

 hiver, varie très lentement. 



Immédiatement après chaque observation, les hauteurs barométriques furent 

 réduites à la température de -|- 14" R., et c'est ainsi qu'elles ont été inscrites 

 dans les rei^islres. 



Plus tard, depuis le 25 juillet de l'année 1829, le baromètre à siphon 

 fut échangé contre un baromètre plus soigneusement construit, à large cuvette, 

 dont l'échelle est divisée en pouces français ; ce baromètre sert encore à pré- 

 sent. Son échelle en cuivre jaune est mobile et finit par une pointe en acier, 

 Mim. VI. Sér. Se. math , phys. et nat. Tom. IV. ire part. 2 



