ÏO 



K V P F F E R 



qui marque le ze'ro de l'échelle , et qu'on met en contact avec la surface du 

 mercure renfermé dans la cuvette, moyennant une vis micromèlrique dont l'e'crou 

 est fixë sur la monture. Un curseur à vernier , évaluant les 25*"" ^'g^^j 

 court le long de la partie supér ieure de l'e'chelle ; il embrasse le tube barome'- 

 trique et pre'sente la forme d'un parallélépipède creux horizontal dont une 

 ' partie de la face ante'rieure est enleve'e , pour laisser voir le mercure ; un trait 

 trace' sur la face ante'rieure du parallèie'pipède et un fd place' sur la face posté- 

 rieure, présentent un plan de repère horizontal avec lequel on fait co'mcider la 

 sommité du mercure, en plaçant l'oeil de sorte que le trait co'incidant avec le 

 fil postérieur devienne tangente à la sommité du mercure. La température du 

 mercure est évaluée par un thermomètre , dont le réservoir a été pris dans le 

 même tuyau de verre que le tube barométrique , et qui est fixé sur la même 

 monture en bois d'acajou. Des comparaisons répétées ont fait voir , que le 

 deuxième baromètre se tient toujours de 0,025 du pouce français plus bas 

 que le premier, différence qui est entièrement due à l'effet de la capillarité ; 

 cette valeur de 0,025 a toujours été ajoutée aux indications du deuxième baro- 

 mètre, de sorte que les observations exécutées avec le deuxième baromètre peu- 

 vent être regardées comme une continuation non interrompue des observations an- 

 térieures. M. Visniewsky a aussi continué de réduire toutes les hauteurs ba- 

 rométriques à la température de 14° R. , et ce n'est qu'après celte réduction, 

 qu'elles ont été inscrites dans les registres. 



Le baromètre de M. Visniewsky est établi dans sa demeure, dans la 

 maison de l'Académie des sciences, au deuxième étage, à Wassiliostrow , près 

 de la bourse *). 



♦) Dans un mémoire prochain où j'essaierai d'établir rigoureusement îa valeur de la pression 

 alhmosphèrique à St. -Pétersbourg, ou bien, ce qui reTÎenl au même, de déterminer exacte- 

 ment les erreurs constantes de notre baromètre, j'indiquerai la bauleur du baromètre au-des- 

 tous du niTeau moyen du golfe de Finlande. 



