Nouvelle détermination de la parallaxe annuelle des étoiles a Lyrae et 61 Cygni. 9 



tenir, autant que possible, les deux objets à mesurer dans une position symétrique par rap- 

 port au champ de la lunette. 



Le quatrième point enfin est le seul qui se rapporte à la mesure des distances. Mon 

 père s'était fait la règle de tenir toujours, dans la recherche de la parallaxe de a Lyrae, 

 le lieu de la coïncidence des deux fils aussi près que possible sur le même point, de 

 sorte que toujours la même partie de la vis micrométrique entrait en usage. Dans mes me- 

 sures, au contraire, le lieu de la coïncidence variait à l'arbitraire d'une nuit à l'autre. La 

 méthode suivie par mon père a donc cet avantage que les petits défauts de la vis micromé- 

 trique agissent d'une quantité constante sur toutes les mesures des distances et disparaissent 

 par conséquent dans les différences des mesures, qui nous donnent la valeur de la paral- 

 laxe, tandis que chez moi ils contribueront peut-être un peu à augmenter les erreurs acci- 

 dentelles des observations. En revanche le changement d'un jour à l'autre du lieu de coïn- 

 cidence avait cet avantage que l'observateur était plus à l'abri de toute sorte de pré- 

 occupation qui aurait pu provenir de la connaissance approximative des indications 

 que devait offrir le tambour de la vis; et cet avantage me parait prévaloir sur l'autre, dans 

 la recherche des parallaxes, surtout si, comme chez nous, on s'est déjà persuadé, par des 

 expériences directes faites à l'aide du microscope, que la vis micrométrique n'est sujette à 

 aucun défaut sensible, et qu'on a soin que, dans les différentes saisons, les lieux de coïn- 

 cidence tombent en moyenne sur les mêmes portions de la vis. 



Dans la Hste des observations, que je donnerai plus tard, j'indiquerai aussi le lieu de 

 la coïncidence des deux fils, tel qu'il s'est présenté dans la moyenne des mesures, faites 

 chaque nuit des deux côtés du fil fixe. On y verra qu'il a passé par toutes les révolutions 

 entre 53 et 61, et nommément qu'il a été 



En dedans de ces révolutions entières, le lieu de la coïncidence a correspondu éga- 

 lement à toutes les subdivisions, sans qu'une préférence soit donnée à une subdivision 

 quelconque. 



Le fil mobile de notre micromètre coïncide avec le centre du cercle autour duquel se 

 tourne tout l'appareil micrométrique, dans une position où l'index de la vis micrométrique 

 se trouve entre les divisions 57 et 58, divisions qui indiquent le nombre de révolutions 

 que la vis a parcouru depuis le commencement de la division ou à compter de son pre- 

 mier trait. Cette circonstance explique pourquoi toutes nos mesures ont été faites dans le 



Mémoires de l'Acad. Imp. des sciences, Yllme Série. 2 



2 fois entre les révolutions 53 et 54 



3 » » » » 54 » 55 

 7 n « » )) 55 » 56 



10 

 17 

 21 

 12 



3 



7 » >> )) » 57 » 58 



;l » » ), ь 58 » 59 



2 » » » )> 59 » 60 



3 « )) )> )) 60 » 61 



56 » 57 



