8 F. J. Rupee cht , 



Tiflis 570,72 T. 13. 3 t. 9,89 = 233,24 Tois. also Corr. -t- 1,38 Tois. m 234,62 Tois. 

 Alagir 559,36 « 13. 3 « 6,47 = 320,56 « « « -t- 1,59 « = 322,15 « 



was auch die in diesem Werke angenommenen Höhenzahlen sind. 



Iiistrumente und Transport derselben. Bestimmung und Gang der Correction. 



Da ich nicht mit Sicherheit darauf rechnen konnte, in Tiflis mir Reise-Barometer zu 

 verschaffen, und in Petersburg nirgends dergleichen fertig aufzufinden waren, muss ich es 

 besonders anerkennen, dass mir durch den H. Direktor der Pulkova-Sternwarte deren eige- 

 ne zwei Barometer, getheilt in Russ. (Engl.) halbe Linien, aus der Werkstätte des Hrn. 

 Brauer, N. 64 und 65 überlassen wurden. In der Construction nur wenig abweichend 

 (durch den Mangel des kürzeren Schenkels) von den Barometern Parrot's, haben sie sich 

 auf der Reise zweckmässig erwiesen, besonders Barometer N. 64, das sich schnell schlie- 

 ssen Hess, ohne dass Quecksilberkügelchen zurückblieben. 



Diese beiden Barometer ungefüllt und ohne T. (Thermom. attachés) in ihren Lederfut- 

 teralen mit Tragriemen, 8 Reserve-Röhren nebst Zubehör in einem besonderen Kistchen, 

 das ganze 15 — 16 Pf. schwer, mit 10 Pf. Watte und Papier umwickelt und in einen 

 entsprechenden Holzkasten verpackt, haben die Uebersendung durch die schwere Post bis 

 Tiflis (2600 Werst im April) ohne den geringsten Schaden ausgehalten; ebenso mehrere 

 mit Quecksilber gefüllte Reserve-Thermometer-Röhrchen ohne Scalen. Die Thermomètres 

 attachés zu den Barometern nebst den freienThermometern trug ich während der ganzenReise 

 von Petersburg nach Tiflis in meiner Brusttasche. Im Tifliser magnetischen und meteoro- 

 logischen Observatorium (damals auf dem Awlabar) wurden die überschickten 2 Barometer 

 gefüllt und nebst sämmtlichen Thermometern eine hinreichende Zeit mit den Normalin- 

 strumenten verglichen und mir vom Direktor des Observatoriums Hrn. Moritz folgende 

 Correctionen den 25 Juni mitgetheilt: 



Bar. 64 Correct. — 0,46 halbe Lin. Therm, attach. Corr. — 0,1° R. 

 « 65 « — 0,44 « « « « « — 0,1° R. 



Freie Thermometer (t) sämmtlich nach Reaumur aus der Werkstätte von Greiner 



N. 1 Corr. — 0,3 R. 



2 « — 0,3 « anfangs damit beobachtet bis 7 Juli 1860 



3 « ± 0,0 « fast immer gebraucht bis zum 11 Juni 1861 



4 « h- 0,1 « vom 12 Juni 1861 an gebraucht 



5 « — 0,3 « 



6 « — 0,4 « im Julil860zuweilengebrauchtbeimBar.65unddieCorrection, 



7 « — 0,2 « . so wie bei den vorhergehenden immer in Rechnung gebracht. 



