^ L E N Z 



von Pveiclienbach und Erlel ; nachdem ich das Fadenkreuz desselben auf ein fernes 

 Object gcrichtct lialle, kehrle ich das Prisma vor dem Fernrohr um, so dass die 

 fruher redits sicb befindende brecliende Kanle desselben jetzt links bingewandt war. 

 Dadurch halte sich die doppelte Ablenkung der Lichtstrahlen, wenn iiberhaupt eine 

 statt fand, offenbaren miissen ; allcin es konnte durchaus keine bemerkt wtrden. 

 Da nun fur mich die Grenze der Ablesung- am Theodoliten 5" betrug (die unmit- 

 telbare Ablesung des Nonius geht bis auf lo"), so folgt ans obigem Versuch, dass 

 ein hiervon herriihrender Fehler bei Messung der Ablenkung der Lichtstrahlen hoch- 

 stens nur 2", 5 betragen konne. 



Um den brechenden Winkel zu bestimmen, kittete ich auf den slarken Piing, 

 welcher sich auf dem TheodoUten bei seiner Aufstellung fiir horizontale Messungen 

 befmdet und an welchem die Arme befestigt sind, die das nach Art der Passage- 

 fernrohre aufruhende Fernrohr tragen, eine mattgeschliffene Glasplatte mit etwas 

 Wachs fest : auf derselben befestigte ich ebenfalls aus Wachs 3 kleine abgestumpfte 

 Kegel und auf dicsen das Prisma, nachdem es zuvor mit reinem Quecksilber gefullt 

 war; durch Lelzteres bot es 2 schone spiegelnde Fliichen dar. Nachdem ich nun 

 zuerst den Kreis des Theodoliten miltelst der Libelle horizontal und die bre- 

 chende Kante des Prisma auf die bekannte Weise senkrecht gestellt halte (wo- 

 bei ich es durch zweckmassiges Herabdriicken eines oder des andern der Wachske- 

 gel in die redite Stellung brachte); maass ich den Winkel, um welchen ich den 

 Alhidadenkreis drehen musste, bis das Fadenkreuz eines feslstehenden Fernrohrs 

 von dem Bilde eines sehr fernen Gcgenslandes in der eînen Flache auf das desselben 

 Gegenstandes in der andern Flache fiel. — Der beschr'ankte Piaura (aiif dem Fen- 

 sterbrette des physikalisclien Kabinettes) erlauble mir bei diesen Messungen nur ei- 

 nen Vernier abzulesen. Um daher die Theilungsfehler des Instrumentes zu elimi- 

 niren, wandle ich das von Strave in seiner Gradmessung angegebene Verfahren an, 

 indem ich es nur auf den ganzen Kreis ausdehnte ; ich liess die Messungen namiich 

 durch Drehung des Hauptkreises , der Reihe nach von Punkten anfangen, die um 

 3o° von einander abstanden. 



