82 F u s s. 



Spiegelsextant. 



Es blelbt immer wunschenswertli, nicht allein Ergebnisse aus Beobachtungcn 

 an einem Instrumente mitzutheilen, sondern auch Untersuebungen iiber dessen In- 

 dividualital, deren reine Folge jene seyn miissen, voran gehen zu lasscn. Beson- 

 ders Ist diess beim Spiegelsextanlen zu beacbten, der aus des Kunstlers Hand ent- 

 lassen, in den verschiedenen Thellen seines Korpers Correctionen tragt, deren ge- 

 meinscbaftliche Wirkung eben seine Individualitat ausmacht, die ausgekundschaflet 

 werden muss, und die bei umsicbliger Behandlung hinfort sicb unverândert erbalt. 

 Da aber gerade dièses Instrument, seiner Ilandhabung wegen, mehr den zufâlligen 

 Perturbationen ausgesetzt ist, so ist es nothwendig, sicb fiir die Zeitperiode der Be- 

 obacbtungen, der Pùcbtigkeit und Constanz jener Correctionen zu versichern. 



Der Trougblonsche Sextant, den ich gebraucbt habe, musste wegen Mangel 

 an Zeit, der den neuanzukommenden abzuwarten nicbt gestattete, aus der Stern- 

 warte der Admiralilat bezogen werden. Es war ein achtzolliger Spiegelsextant mit 

 einer Eintheilung von 10" auf Silber; sein Fernrohr und die Spiegel waren von 

 grosser Klarbelt, und die letzteren zeigten keinen Prismatismus. 



An jedem der Spiegel waren zu drei gefarbten Glasern von verscbiedener Dun- 

 kelheit angebracbt, von denen tibrigens nur die beiden dunkelrothen gebraucht wur- 

 den. Zur Annullirung der Déviation der Fernrohre gehorle zum Apparate ein an 

 den Enden mit vierkantigen Einfassungen versebenes Fernrobr mit Kreuzfàden, de- 

 ren Durchschnittspunkt eine, mit der optischen Axe des Sextantenfernrobrs gleiche 

 Hohe iiber der Sextantenebene erhielt. Die Micrometerschraube am Vernier batte, 

 zufoige eines hâufîgen Gebraucbs, einen todten Gang erlangt, wle liberhaupt der gan- 

 ze Korper des Instruments viele Zeicben einer Seereise an sich trug. Spiegel, Fern- 

 rohre und gefarbte Glaser hatten Correctionsschrauben, die letzteren zum Umwenden ; 

 die Scbraube am kleinen Spiegel ausserte eine Wandelbarkeit, und musste daher oft 

 bei Beslimmung des Collimationsfehlers benutzt werden. Zum Apparate gehiirte 

 noch ein Stativ zur Messung von Mondsdistanzen und terrestrischen Azimuthen mit 



