Bcohachtuugen (L Inclination u. Iniensitdt d. Magnelnadel. i;>3 



Iieobachtungcn nochmals -wiederholt, welches die drltle und vierte Lage ausmacht, 

 Ausserdem aber kehrte Capitain Liitke die î^adel noch so anf don Agatscliiirfen iixn, 

 dass die Axe, die friiher auf der rechten Scharfe lag, auf der llnken zu Ilegen kain, 

 und die friiher links Hegende auf der rechten und wiederhohe in dieser Lage aile 4 

 Beobachlungen nochmals. Dadurch erhlelt er eine zweite Besllmmung der Neigung, 

 die von der ersten Bestlmmung nur darln verschieden îst, dass die Lage der Axen 

 gegen die der Agatscharfcn verwechselt ist; wenn daher die Axen genau in geradcr 

 Linie lagen und vollkommen cyllndrisch waren, die Sch.'irfen aber genau in einer 

 horlzontalen Ebene lagen, so iTiUsslen die beiden Resultate genau tibereinstimmen. 

 Wlr werden sehen, dass die Abweichungen zwar nicht gross waren, aberdochim- 

 raer exislirten. 



Die Ablesung geschah immer an beiden Endcn der Nadel, um dcn Fehler der 

 Excenlricifât der Axen gegen den gelheilten Kreis zu eliminiren. Ich werde aber 

 der Kïirze halber im Folgenden die Ablesungen an beiden Endcn nicht einzeln an- 

 lïihren, sondern immer schon das Mittel aus beiden hlnsetzen. Endlich noch wur- 

 de jede einzelne Ablesung mehrmals wiederholt, nachdem die ISadel vorher wieder 

 etwas in Schwingungen gesetzt worden war, um so auch den Fehler einer mangel- 

 baften Einspirlung der Nadel zu vermlndern. 



Auf dièse Weise hatte Capitain Liitke aile moglichen Mittel angewandt, um die 

 Beobachtungen von den Fehlern des Instruments unabhangig zu raachen und es 

 bîclben nur noch 3 Ursacben, welclie die Abweichnngen der Ftesultale der verschie- 

 denen Nadeln erklaren 



1) die nicht vollkommene Cylindricitat der Axen, 



2) die nicht vollkommene Abhebung der Nadeln von den Axen, die vorziiglich 

 den Instrumenlen von Iscbora vorgeworfen werden kann. 



3) Ein gcringer Eisengehalt des Metalls, aus dem der getbellte Kreis besleht. 

 AUein da Capitain Liitke fast an allen Landungsplatzen immer aile Nadeln zu- 



glelch beobachtete, so werden auch die hleraus entspringenden Fehler sehr vermin- 

 dert werden in dem aus ihnen bergeleilelen mittleren Resultate. 



Mim. VI. Ser. Se. ma/h., phys. et nat. T. III. i^^ part. 20 



