Bestimmungen d. Inclination u. Intensitat d. Magnetnadel. lyS 



Indem ich nun zur Berechnung der Intensitaten aus diesen Versuchen schreite, 

 ■werde ich zuerst die Horizontalnadeln vornehmen, hernach aber die Resultate der 

 ûbrigen Nadeln hinzufîigen. 



Die erste Correction, die wir fiir die Schwingungen der Nadel 1 — 5 anzubrin- 

 gen haben, ist die Reduclion auf eine und dieselbe Teraperatur, da bekanntlich die 

 Kraft der Nadel beim Sleigen der Teraperatur abnimmt. Dazu liegen uns folgende 

 Beobachtungen vor, die zu dem Zwecke mit den 5 Horizontalnadeln in dem, von 

 allen stohrenden Eisenmassm entfernten, magnetischen Pavillon der Akademie der 

 Wissenschifflen in St. Petersburg angestellt wurden. Es wurden n'àmlich die Zeiten 

 von 10 Schwingungen iu Temperaluren beobachtet, die, durch Heitzung, um etwa 

 20'' von einander differirend waren» Jedes der folgenden Resultate ist das Miltel aus 

 4 Schwlngungsreihen, die nur um einige Einheilen in den drilten Decimalstellen 

 von einander abweichen. 



Fiir Nadel 1 bei — ^,9>1 Reaum. Zeit von 10 Schwingungen 31/143 



-\- 14,94 — — — — _ 31,115 



— — 2 bei — 5,33 — — — — — 31,572 



+ 14,71 — — _ ^ _ 31,911 



— — 3 bei — 5,89 — — — — ^ _ 41,067 



+ 15,00 — — — — — — 40,290 



_ 4 bei — 6,13 — — — — — ~ 35,201 



4- 15,11 — — _ — — — 35,696 



_ — 5 bei — 4,90 — — — — — _ 31,520 



4- 15,55 — — — _ — — 31,697. 



Bei Betrachtung dieser Resuhate muss nun sogleich auffallen, dass die Nadel 

 N° 3 in der Kiilte mehr Zeit auf 10 Schwingungen braucht, als in der Wârme. 

 EIn Fehler der Z'àhlung kann nicht angenommen werden, da aile 4 Reihcn in der 

 Zahl der Schwingungen sehr genau ubereinstimmen; eben so wenig kann rnan die 

 Anomalie einer zufalligen plolzlichen Storung des TJhrgangs zuschreiben, da 2 Be- 

 obachtungsreihen an einem Clironometer, 2 aber an einem Comparateur gezahlt 



