veranlassty oblg^en Unbequemlichkeiten wo moglich abzuheîfen. Bfi ciner selchen 

 Eiiirichlung suchle ich auch den Vorthell zu erzielen, dass jedpr Inhaber dessel- 

 ben aile nblhlgen Bericlitlgungen auF leichte und bequerae Art sclbst vornehmen 

 kônnte. Nach mehreren Versuchen wage icb es, die Pteschreibung und Zeich- 

 nung des von mir construii len Stand - Hebei' - Baromefers, wie ein solchcs von 

 melner Arbeit vor kurzer Zeit von dem Ilerrn Akadcmlker Kupfier vorgczeigt 

 "wurde, der Kaiserlichen Akademle der VVlssenschaftcn vorzulegen. 



Um das BarometfT se fest und dauerbaft als moglich zu macben, damlt es 

 jeden Transport obne lîescbtidigang aushidie, und sii'li wedcr durch îiiisse nocb 

 Trockenheil werfe, verlerligte icb den llalimen desselbpn ans flaclien stark ge- 

 liilmmerten messingcnen Stangen i Zoll brelt und i Zoll dick. Bicse Slangen 

 aaaa sind diirch Verbindungsstiicke rrrr r" vermitLelst Seltcnsclirauben vcr- 

 bunden, von welclien ersteren das obersle Verbindungsslïïck / mit einem Ringe 

 znm Aufhangen des Baroraeters verseben isl; das unlere Verbindungsstiick r" ist 

 sehr breit und rund ausgedrebt, damit ma^n das eiserne Quecksilbergefàss b hin- 

 einstecken konne. Dièses letztere wird vermiltelst zweier Scbraubcn çç und einer 

 Flatte f mit den zugehorigen IMattchen un festgehalten, und in ibr bewegt sicK 

 die Druckschraube d, mit Avelcber man durcb ein Ledor das Quecksilbcr im Ge^- 

 fasse heben oder senken kann. Die Seilenplattcben u u dienen dazu, das Baro- 

 meter durcb zrwci Seitenscbrauben s s festzukîemmen, weîcbe leizlere in flacberi- 

 Slnckeii XX laufen, die man in die Wand treibt. 



Anf den drei raillleren Vrrbindungsslucken rrr lauft die flacbe messingenc 

 Slange eee von 30^ Zoll L';inge ungeliibr, wetche an ihren Enden mit zw^ei fest- 

 slebenden Visiren verseben ist, deren Enlfernung von einander bei Coincidenz 

 der vorderen und hinleren Stricbe jedes Visires 30 Zoll engliscb oder 28 Zoll 

 hanrosisch oder TGO Milliraeter betnigt, je nacbdem man die mittlere Barometer- 

 bobe aiinebmfn Dièse Enlfernung, bicr 30 Zoll engliscb angenommen, 



ist bei IV aut' der Stange angemerkt, und bedeutcl, dass man jedesmal beim Ge- 

 brn-uche des Barometers damit anfangen muss, den Nulipunkt des Verniers i' auf 

 50 Zoll der Eintbeilung der Stange zu stellen, wozu die Micromelerscbraube m 

 mit der Losungsschranbe o dient; der Knopf u wird gebrauclit die Slange an- 

 zufassen, und ihr nacb I.cisung der Scbraube o die grobe Bewegung hinaul" und 

 berunter zu geben, Durcb die feststebenden Visire glaubte icb den doppelten" 

 Zweck zu erreicben, dass sie immer in derselben Lage gegeneinander beim Bewe- 

 gen der Startg^e bleiben, und dass man an beiden Scbenkeln des Barometers auf 

 eine gleicbe Art beobaclitet. Die Enlfernung von 30 Zoll lasst sicb vermiltelst 

 eines Stangenzirkels sehr leicbt auf die gerade und flache Slange Iragen. Den 

 Vernier f befestigle icb ziemlicb in der Mille des Instruments, an dem Ralimen 

 desselben, auf eine urd)eweglicbe Art, und tbeilte die Stange in engliscbe baibe 

 Linien so weit ein*), als d(r Vernier beim Iliiiauf- oder Hinunterbewegen dieselbe 



*) Auf der Zciclinung s'md nur ganze I.inien angeilculet. 



