XVI 



bcruhrt: durch dcn Vernier kann mnn 5*5 eaglische Linien ablescn, welches wohl 

 hinrciohend sein rnoclite, ausser in schr sellenen Fallrn. Da 31 ZoU niehr als 

 cler lioclisle Sland des Caromelers ist , so setzc ich dlese Zabi an einer solcben 

 StpHe, dass das obère Visir noch nicbt an das unter Ibm befindliche Verbin- 

 dungsslikk r slbsst, und erhielt daduich hlnlaiiglichen Spiebaum fiir das Steigcn 

 niid Fa'.lrn des îiaromctpiiv. Bel / befindrt sich das Tbcrraometer, und ist an 

 der bintPipn Scite des messingent^n Rahmens aaaa befesligt. 



Im Falle das Baromeler vollkommen ansgekocht ist, bat man, wenn elne Be- 

 obacbtiing gcrnacbt wcrden soll, die Null des Verniers ïuerst mit 50 Zoll in Ue- 

 bcreinslimraung zu bringen; hicrauf treibt mnn das Qnccksllber durch die Dmck- 

 schraube d in die Hohe, bis die obère Wolbung desselben das obère Visir streift. 

 Dann lost man die Slange, bewegt sie na<;h Erforderniss entweder bi-'iauf" oder 

 borunter, bis die untere Quecksilber-Oberllache das untere Visir streift, so giebt 

 der Verni<>r dcn Barometerstand an. 



Da aber die ausgekochten , mit Quecksilber gefullten Baromefer fast immcr 

 zerbrechen, wenn nicbt besondere Sorgfalt auf den Transport angewendet wird, 

 so babe ich das Barometer so elngerichtct, dass es ohne Quecksilber Versandt 

 und mit demselben erst an dem Orle seiner Bostimraung versebon werden knnn. 

 Um den Luftdruck zu finden, welcber in diesera Falle im oberen Ënde der Rbbre 

 stattfindet, lasst sich die Stange bis an das Ende der langen Rohre binaufbringen, 

 so, dass man also das Stiick der Rohre von der Einstellung bei 30 Zoll an bis 

 zur Spilze messen kann. Nachdem dies ge^chehen, stellc man die Scale auf die 

 halbe L'ànge des oberen Endcs der Rohre ein, und treibe das Quecksilber durch 

 die Schraube d in die Ilobe, bis seine Wolbung das obère \ isir streift. Hat 

 nian den bei 30 Zoll Einstellung beobacbteten Stand sich gemerkt, und zieht 

 den zulelzt beobacbteten von demselben ab, so giebt der Rest zum erst beob- 

 acbteten Stande addirt die wabre Barometerbohe. Es versteht sich von selbst, 

 dass man beim Hoherstellen des Quecksilbers auf die balbe Lange des oberen 

 Piohr-Endes nicht vergessen darf, die nothigen Additionen an den Zahlen vorzu- 

 nebmen. 



SoUte mnn aber vorzieben, sicb nur ausgekochter Barometer zu bedienen, so 

 dient die obige Elnrlchtung sicb jederzcit zu ûberzeugen, ob ein wirklicbes Va- 

 cunm vorbanden ist. Durch das Einstellen des oberen Visires wird auch der 

 nicbt unbedeutende Vortbeil errelcbt, dass das obère Ende der Rohre bei dem 

 Sleigen oder Fallen des Barometers einen immer gleich grossen Raum elnnimmt, 

 und deswegen der Febler, der durch etwa dort befindliche Luft entstehen kann, 

 sicb itlemlich gleich bleibt, vorausgesetzt, dass nicbt sehr grosse Temperatur-Un- 

 terschiede stattfmden, und dass nicbt eine bedeutende Menge Luft zugekommen ist. 



