10 



VF. S T R U F E 



sind. Die grosse Zahl der ùbrigen Dreiecke dritter Ordnung zu verzeich- 

 iiea, gestattete der Massstab der Charte nicht. 



' ^ C. Messung der ff^inkeL 



Die ganze Winkelmessung wurde mit einem Spiegelsextanten von 

 Troughton ausgefiihrt, von 10 Zoll Radius, der mit einem ausgezeichnet 

 lichtstarken und scharf zeigenden Fernrohre von gegen 20facher Vergrôsserung 

 versehen ist. Der Vernier gibt bekanntlich lOSecunden an. Zur Aufstellung 

 diente ein leichtes und bequemes Stativ, mit einer Nuss versehen, um jede 

 Neigung leicht hervorzubringen, und mit drei so langen Fùssen, dass das 

 aufgestellte Instrument sich in der Hôhe des Auges befand. Der Sextant 

 zeichnete sich durch eine grosse Bestândigkeit des Indexfehlers aus. Dieser 

 fand sich nâmlich: 



im Juli 1816 aus 10 Bestimmungen Mittel — 3^0 



August 1816 \ Mittel —2",7 



iml ^. (( 10 (( (i - 2A 



Septbr. 1816 

 ' vom 18. Mârz bis 



lkJulil817 « 8 (( (( --f- 7,2. 



Am 15. Juli erhielt der kleine Spiegel einen starken Druck, wodurch 

 der Indexfehler geandert wurde. Darauf: 



vom 15. Juli bis 2. Sept. 1817 aus 18 Bestimmungen Mittel -f- 16^'2 ; 

 « 10. Mai bis 30. Juni 1818 (i 15 a a -f -, 



.< 2. Juli bis 20. Sept. 1818 a 17 « « -\- H,k. 



Ehe ich dies Instrument 1816 fur die Messung der Dreieckswinkel an- 

 wandte, unterwarf ich es einer sorgfâltigen Priifung in Bezug auf seine 

 Leistungen. Ich mass nâmlich von der Sternwarte in Dorpat aus mehrere 

 Winkel von nahezu 15°, 30°, 60°, 90° und 120°, erstlich mit einem 16zolli- 

 gen Wiederholungskreise von Baumann und nachher mit dem Sextanten. 



