Resuliate der astronom.-trigonomeir. Vermessung Lwlands. 55 



von der Axe des Cylinders ist der GoUimationsfehler. Das Fernrohr ver- 

 schiebt sich, durch Drehung um ein doppeltes Gentrunij mit einem Verniere 

 ùber einer gradlinichten Tlteilung. Dièse befindet sich auf eirier metalienen 

 Sàule^ die senkrecht auf einem starkcn IMetallkreutze steht ^ Avelches als 

 Unterlage dient und mit drei Stelischrauben versehen ist. An diescr Unter- 

 lage ist eine Versicherungslibelle^ um den unverrùckten Stand der Thei- 

 lung wahrend der Messung zu erhalten, so wie eine Querlibelle fur den 

 senkrechten Stand der Saule. Der Wertii der Eintheilungen wurde durch 

 mikrometrische Abmessungen der Radien und der Theilung selbst ermittelt. 

 Ein Theil des Verniers war nahezu k" . Die Bestimmung des GoUimations- 

 fehlers geschah durch gegenseilige Beobachtungcn von zwei Punkten aus. 

 Hierzu wandte ich Signahuarken in einer Entfcrnung von 100 bis 200 Toi- 

 sen an. Der GoUimationsfehler konnte wahrend der ganzen Zeit 1816, 

 1817, 1818 als constant — -|- 3' 6 " angesehen werden. Der Gebrauch 

 des Instruments ist ein sehr einfacher. Der Index wird auf 0 gcstellt, und 

 dann das cylindrische llobr mit der Stclllibelle durch Umstcllcn derselben 

 nivellirt, und in dieser Stellung die Versicherungslibellc an der Unterlage 

 zum Einspielen gcbracht. Zur Aufstellung diente ein runder Tisch mit 

 drei Fiissen, dessen Platîe am Umfange einen Ganal bat, in den die drei 

 Stelischrauben des Instruments hineinpassen, so dass das Instrument mit 

 Leichtigkeit auf jedes Object gerichtet werden kann. Ist dies geschehen, 

 und sind beide Libellen der Unterlage zum Einspielen gcbracht, und ist 

 der horizontale Faden auf den Gegenstand gerichtet, so giebt die Ab- 

 lesung , um den GoUimationsfehler verbessert , den Hôhcnwinkel an. 

 Die Brauchbarkeit des Instruments bewàhrte sich vollkommen durch den 

 Erfolg. 



Fur die Berechnung der Hohenunterschiede wandte ich denjenigen 

 Werth der irdischen Strahlenbrechung an, welchen ich spiiterhin aus den 

 Beobachtungen der Gradmessung abgeleitet hatte, ^ — 0,062c, wenn c 



