300 



74^'. Strufe. 



la perche une enveloppe de mauvais conducteurs du calorique, composée de 

 différentes couches de drap de laine et de coton cru, la perche fut placée 

 à côté de l'étalon , où elle prit la température identique et indiquée par 

 les thermomètres. C'est alors qu'une des pointes coniques de la perche 

 fut placée par un aide dans un des trous cylindriques de l'étalon, et que je 

 tirai moi-même à l'autre extrémité un trait fin sur la plaque métallique de 

 l'étalon à l'aide de la pointe correspondante. Puis nous renversions la 

 perche, de 180" sur son axe longitudinal, pour faire entrer l'autre pointe 

 du premier pivot dans le second trou et pour tirer un second trait à 

 l'autre extrémité. Cette opération double s'exécute plus vite qu'elle n'est 

 décrite , c.-à-d. en une fraction de minute. La longueur de la perche, 

 entre ses points fixes, était donc prise pour la température identique de la 

 perche et de l'étalon de -j-H" R. Cela fait, la perche avec son enveloppe 

 fut transportée à l'air libre où le thermomètre indiquait 20° R. de froid. 

 Elle restait exposée à cette température pendant presque 2k heures , pour 

 prendre complètement la température de l'air, reconnue par les thermo- 

 mètres. Il s'agissait maintenant d'une nouvelle comparaison de la perche, 

 dans son état actuel , à l'étalon. Cette opération devint possible comme 

 l'enveloppe empêchait, pour quelque temps, le changement de la température 

 de la perche transportée de l'air libre au local où se trouvait l'étalon. 

 Celui-ci était garanti également contre l'action de la chaleur rayonnante 

 de l'enveloppe de la perche par des couvercles convenables en bois et en 

 drap. L'opération se fit aussi avec une telle promptitude , qu'une à deux 

 minutes se passaient depuis le moment où la perche avait quitté l'air libre, 

 jusqu'au moment où les deux traits correspondants avaient été tirés sur la 

 plaque métallique. Puis il ne s'agissait que de la mesure exacte des dis- 

 tances entre les deux couples de traits correspondants, mesure qui se fit à 

 l'aide de la vis micrométrique d'un microscope, employé ailleurs pour la 

 lecture des divisions circulaires. La détermination exacte de la valeur U- 



