Mémoire de M. Schumacher. 



331 



hervorragte; die auf der Rùckseite herausstehende Scala wurde bis oben 

 hin mit Schnee bedeckt, um auch die Temperatur 0° anzunehmen. Die 

 Ablesung gab jetzt die Correction fur den Nullpunkt der Scala, und 

 dièse ward fur beide Thermometer negativ gefunden, und zwar fur No. S^i-S 

 — 0^08 und fur No. Zkl — 0°,07. Dieselbe Untersuchung der Nulipunkte 

 war aber schon vor der Abtrennung der Fâden gemacht, und es zeigte sich, 

 dass durch dièse Abtrennung und Wiedervereinigung der Quecksilberfâden 

 die Nulipunkte nicht im geringsten geândert waren. 



Nach dieser Bestimmung des Eispunkts wurde sogleich der Siedpunkt 

 untersucht. Dièses geschah in einem mit durcblôcbertem Deckel versehenen 

 cylindrischen Gefâsse, das doppelte Wânde batte. Die Tbermometerkugeln 

 hingen, bei lebbaftem Kochen, in den Dampfen, ungefàhr 2 Zoll ûber dem 

 Wasser. Mit den in dem ausseren Raume sich verbreitenden Dampfen ward 

 beabsichtigt, die Wânde des inneren Raumes vor dem Abkùhlen moglichst 

 zu schûtzen. Aus circa 80 Ablesungen, die âusserst wenig vom Mittel ab- 

 wichen , wurde der Siedpunkt an der Scala ermittelt , und unter der An- 

 nahme , dass fur einen Unterschied von 2,1 Millimeter im Barometerstand 

 der Siedpunkt sich um 0^08 R. ândert , dieser auf 760'"'"' , 0" R. Tempe- 

 ratur reducirt. 



Schliesslich wurde noch einmal der Eispunkt untersucht. Mittelst der 

 aus dieser Untersuchung hervorgehenden Data sind vom Hrn. Dr. Peter s 

 die Gorrectionstafeln dieser beiden vortrefflichen Thermometer berechnet, 

 die in der Description de l'Observatoire p. 227 gefunden werden. 



î 18. 



Vorstehende Untersuchung der zwei Normalthermometer habe ich in 

 allgemeinen Umrissen geglaubt hier anfùhren zu mùssen, weil die ganze 

 gegenwàrtige Arbeit insofern darauf basirt ist, als aile von mir benutzten 

 Thermometer mit einem dieser Normalthermometer, zur Ableitung ihrer 

 Verbesserungen, verglichen wurden. Der Nullpunkt meiner Thermometer 



