Mémoire de MM. Pohrt et Morilz, 



377 



No. 1) Vergleichung der Thermometer des Eisblockes mit einem frei 

 daneben hangenden; die Dift'erenz darf hôclistens 0°3 R. betragen. 



No. 2) Âblesen der Thermometer im Rise, in der Folge: FU, FUI, IX, 

 IX, Fin, Fil 



No. 3) Ablesen der Thermometer in der Messstange: A, B, B, A. 



No. k) Die Messstange , vvelche auf einer hôlzernen Mulde mit Hand- 

 griffen so liegt, dass ihre Enden frei vorragen, wird zum jEisblocke ge- 

 hracht, das Loch I auf der mit 0 (oben) bezeichneten Seite der Stange auf 

 die eine obère Spitze im Eisblock gesetzt, und mit der andern Spitze durch 

 eine leichte Bewegung der Stange ein femer Strich auf die versilberte Platte 

 gezogen. Darauf wird die Stange um 180° um ihre Lângenaxe gedreht^ und 

 dann dieselbe Opération auf der mit 0* bezeichneten andern Seite der Stange 

 vollfùhrt. Die Stange wird jetzt unter den Eisblock gebracht und ganz 

 ebenso wie vorher verfahren, wodurch man auf jeder der Seiten U (unten) 

 und einen Strich erhàlt, bei dessen Ziehung die eine Spitze im Loche / 

 steckt. Dann wird die Stange rasch wieder in das Local mit der constan- 

 ten Temperatur zurûckgebracht, wo die Hùllen der Thermometer sogleich 

 abgenommen werden, um eine Nachwirkung dieser schlechten Wârmeleiter 

 zu verhindern. 



No. 5) Ablesen der Thermometer der Messstange; A, B, B, A. 

 ]No. G) Ablesen der Thermometer des Eisblockes: FII , FUI, IX, IX, 

 FUI FIL 



Nach 10 Minuten wurde die ganze Opération von No. 2 an mit dem 



Unterschiede wiederholt, dass jetzt die Spitze in Loch // gesetzt wurde; und 



so ging es fort, bis nach Verlauf einer Stunde die Ziehung aus alleu Lô- 



chern beendet war. Die stârkste Aenderung der Temperatur, welche in dem 



Eisblocke wabrend einer solchen Reihe von 6 Ziehungen vorgekommen ist, 



geht von — 22''82 bis — 22^00 R. Ich habe leider nur zwei Gruppen von 



Messungen erhalten, da nach Vollendung der zweiten das hàufig eintretende 



49* 



