Recherches sur la parallaxe des étoiles fixes. 



69 



Le fil qui sorvait à la bissoction de rétoile, doit avoir la direction horizontale, c. à d. 

 parallèle à l'axe horizontal de rotation. Pour l'ajuster préalablement, j'ai dirigé la lunette 

 vers Tun des collimateurs, dans le foyer duquel il y avait une croix formée par l'inter- 

 section de deux fils, inclinés chacun de 15° sur l'horizon. Ce point d^intersection devait 

 paraître glisser le long du fil horizontal par un mouvement de l'instrument sur l'axe ver- 

 tical. Pour atteindre, dans cette rectification, une exactitude encore plus grande^ j'ai ob- 

 servé encore les indications des microscopes sur le cercle divisé, en pointant sur l'inter- 

 section de la croix une fois avec le point du milieu du fil horizontal, et deux autres fois 

 avec deux points de ce fil qui se trouvaient, des deux côtés, h la distance égale de 10 

 minutes en arc, et tout près des endroits où le fil horizontal sort de son petit cadre 

 métallique. Cette observation triple donnait Tinclinaisou du fil par la comparaison des 

 observations extrêmes, et la llexion du fil, si elle existait, par la comparaison de l'obser- 

 vation du milieu aux deux observations extrêmes. L'inclinaison étant connue, il était pos- 

 sible de corriger la distance au zénith mesurée, en cas que les deux observations cor- 

 respondantes n'étaient pas faites sur le même point physique du fil horizontal. Il faut 

 aussi considérer l'erreur de l'axe optique produite par la distance entre le lieu du fil 

 employé et le point du miUeu, et en calculer l'influence sur l'observation. Pour ces deux 

 buts, il y a dans le foyer quatre fils verticaux qui forment trois intervalles, chacun d'une 

 minute en arc de grandeur. Le point du fil horizontal qui se trouve à égaies distances 

 des deux fils intérieurs, détermine proprement l'axe optique de l'instrument, et l'on voit 

 que la distance de chaque autre point fin fil horizontal, employé à la bissection de l'étoile, 

 peut être estimée à l'aide des k fils verticaux. Je remarque encore que les cas, où j'ai 

 dû tenir compte de l'inclinaison du fil, n'ont été qu'exceptionnels. 



La position de l'axe vertical dans le sens de l'Est à l'Ouest n'était sujette qu'à des 

 variations t^;ès petites. Elle fut cependant corrigée chaque fois qu'il était nécessaire. 



§ 37. Grossissement employé. Bissection de Tétoile. Mouvements §^i*os et 

 micpométrîques de llnstriaïaient. Observations qtsadrnples, triples et dou- 

 bles « dans les deux positions du limbe» ilLng^les lioraires. Instruments 



météorolog-iques. 



Je me suis servi toujours, dans mes observations, d'un grossissement de 215 fois, et, 

 comme il a déjà été indiqué, j'ai observé la bissection de l'étoile par le fil horizontal, 

 observation qui me paraît tant soit peu plus exacte que celle de l'étoile placée au milieu 

 entre deux fils parallèles. La bissection elle-même a été observée de sorte, qu'ayant placé 

 le fil tout près de l'étoile, j'attendais le moment où l'étoile, par son changement de 

 hauteur, parvint à la bissection exacte. 



Les mouvements gros de l'instrument ont été exécutés sans toucher ni la lunette, ni 

 el cercle divisé, ni le porte-microscopes. Le mouvement horizontal se fit toujours en sai- 



