Recherches sur la parallaxe des étoiles fixes. 



71 



vées du Soleil. Il est bien entendu qu'à Toccasion de chaque transposition ^ la rectification 

 complète du réticule fut répétée. 



Le baromètre et le thermomètre ont été lus au commencement et à la fin de chaque 

 observation. Quant à ces instruments météorologiques, il faut mentionner ici que les cor- 

 rections en ont été reconnues avec le plus grand soin. 



§ 3$. Précautions à prendre, par rapport à la tension des rayons du 



cercle cherclieur. 



Dans le courant des observations, une qualité de l'instrument se manifestait, qui ré- 

 clamait une précaution particulière, dans l'usage de l'instrument. Quand on donne au 

 cercle un mouvement autour de l'axe horizontal, à l'aide de la vis micrométrique qui agit 

 sur le cercle chercheur, fixé à l'extrémité de l'axe: une tension des rayons de ce cercle 

 a lieu par suite de la friction de l'axe dans ses coussinets. Dans cet état de l'instrument, la 

 moindre secousse, produite par un coup de vent, ou par les vibrations minimes du terrain, 

 quand p. e. une voiture passe près de l'observatoire, provoque un petit saut du cercle 

 divisé et le dérange relativement au porte-microscopes, ordinairement de 0,5 à 2 secon- 

 des. Je n'ai fait cette remarque que quelques semaines après le commencement des ob- 

 servations, et probablement cette qualité de l'instrument explique, pourquoi quelques-unes 

 des premières observations donnent des écarts un peu plus forts. Depuis, les perturba- 

 tions de cette nature ont été évitées avec le plus grand soin, et plus tard j'ai trouvé 

 un moyen de les rendre impossibles. 



§ 39. Distance du zéro du microscope au trait voisin de division. Irrég^u- 

 larités des vis. Corrections des indications que donne le tambour d*un 

 microscope. Table de corrections, pour les 4 microscopes. 



La distance au zénith se détermine à l'aide de l'arc compris entre les deux points du 

 limbe j sur lesquels est pointé le même microscope, dans les deux observations correspon- 

 dantes de l'étoile. L'emploi des quatre microscopes élimine l'effet de l'excentricité et aug- 

 mente l'exactitude du résultat. Il s'agit maintenant, dans la lecture microscopique, de 

 déterminer la distance du point du limbe que pointe le zéro du micromètre, au trait de 

 division précédent, et cette distance doit être exprimée en vraies secondes du grand 

 cercle. Il faut déterminer, en outre, la vraie relation des traits de division avec lesquels 

 le zéro du micromètre est comparé successivement, dans les observations homologues 

 d'une même étoile, par l'effet de la précession etc. et des angles horaires. C'est ainsi 

 que toutes les distances au zénith d'une étoile pourront se rapporter, pour chaque mi- 

 croscope, à l'arc compris entre les mêmes deux traits de division. 



Pour trouver la distance du zéro du microscope au trait de division précédent , à 

 l'aide des deux lectures du micromètre, dirigé une fois sur le trait précédent, l'autre fois 

 sur le trait suivant, j'ai supposé préalablement la distance des deux traits = 120 secon- 



