. Untersnckungder Theilmgsfehlerdes Ertelschen Verticalkreises derPulk.Sternw. 183 



Die Trommeln der Mikroskope I iind IV Tvurden auf Null und der Strich 28" 38' des 

 Einstellungskreises auf den Index gestellt, darauf wurde der Strich des Kreises der sich 

 schoii zwischen den beideu Parallelfâden des Mikr. I befand, mitteist der Mikrometerschraube 

 des Kreises j in die Mitte dieser Faden eingestellt und dann die Fiiden des Mikr. II auf 

 den Strich g-ebracht, der 90° vom vorhergehenden entfernt ist, und die Trommel dièses 

 Mikroskops abgelesen. Auf ahnhche Art wurde hierauf mit den Mikroskopen IV und III 

 operirt. Aehnliche Messungen wurden ausgefiihrt, indem der Index successive 118° 38', 

 208° 38' und 298° 38' zeigte. Hiemit war die erste Messungs-Reihe beendigt. Jetzt wur- 

 den noch, ohne eine Zwischenpause zu machen, k Messungs-Reihen ausgefiihrt, in wel- 

 chen der Index successive auf folgende Zahlen gestellt war: 



2te Reihe 298° ?iO', 208° 4-0', 118°îi0', 28° W 

 3te « 28 42, 118 42, 208 42, 298 42 

 4te « 298 44, 208 44, 118 44, 28 44 

 5te « 28 46, 118 46, 208 46, 298 46, 28 46. 

 Durch dièse Anordnung wird, fiir die ersten vier Reihen, eine der Zeit proportionale 

 Aenderung der Abstande der Mikroskope von einander, unschadlich gcmacht. Fiir die 

 5te Reihe erreichte ich dièses dadurch, dass ich etwaige Abweichungen der letzten Ab- 

 lesungen bei 28° 46' von den ersten , welche bei derselben Angabe dès Index gemacht 

 waren, als durch solche Aenderungen hervqj-gebracht ansah, und dem gemiiss bei den 

 iibrigen Ablesungen dieser Reihe beriicksichtigte. 



Dièse Untersuchung der Theilstriche von 90 zu 90 Grad wurde, auf ganz ahnhche 

 Art, noch 5 mal ausgefiihrt, niimlich fiir 



43° 42', 133° 42', 223° 42', 3 13° 42' 

 58 42, 148 42, 238 42, 328 42 



103 42, 193 42, 283 42, 13 42. 

 Die Werthe der Schrauben - Umgange der Mikroskope wurden zu Anfange und am 

 Schlusse der zusammengehorenden Messungs-Reihen bestimmt. Um dièse Werthe zu er- 

 halten wurde mit den Mikroskopen die Entfernung zwischen zwei nei)en einander hegenden 

 Theilstrichen des Kreises gemessen, deren in Secundeu ausgcdriickter Abstand aus einer 

 friihern Untersuchung schon bekannt war. (Recherches sur la paraît, des étoiles fixes, § 40.) 



§ 4. 



Bei den Messungen in Bogen von 60°, 45°, 30° und 15° Lange kamen folgende Mi- 

 kroskope in Anwendung: 



bei dem Abstande von 60° die Mikr. II und À, und lïl und B 

 « « « 45° «' I « « IV « B 



« « « 30° « I '< A, « IV « B 



« « « 15° « II « À, « III « B. 



