Kônigsberger Declinationen 1820. 



209 



entsprechenden, wo h die wahie Barometcrhohe in Pariser Linien bedeutet, t' die Angabe 

 des sogenannten innorn Theimometers in Centésimal Graden und x die âussere Teinperatur 

 in Fahrenheitschen (iiaden. Die oben angeg-ebne Thermometerverbesserung der Réfraction 

 bezieht sich auf den Factor 0,0020779 dieser Formel, der aiso den Kônigsberger Beob- 

 achtungen zufolge abzuândern ist in 0,0020779 (l-f-«) = 0,00194^65. Bei der pagg. XIV 

 und XV der Vllten Abth. mitgetbeilten Tafel der fiir die Beobachtungen der Jahre 1820 

 und 1821 in Anwendung kommenden Oerter des Pois ist dièse Correction schon beriick- 

 sichtigt, nicht aber die fiir Theilungsfehîer und noch weniger die fiir Refractionscon- 

 stante und Biegung des Instruments. So wie sie dort angegeben sind, haben sie gedient 

 aus den Ablesungen des Kreises die scheinbaren Polardistanzen jedes einzelnen beobach- 

 teten Sterns abzuleiten und die pagg. XIX sqq. mitgetheilte Tafel giebt die Mittel aller 

 auf seiche Weise erhaltenen und jn mittlere fiir 1820,00 verwandelten Polardistanzen 

 von 59 Circumpolarsternen. Da in dieser Tafel die Mittel sowohl der in den verschie- 

 denen Lagen des Instruments^ als auch der in den entgegengesetzten Culmina- 

 tionen erhaltenen Resultate von einander getrennt aufgefiihrt sind^ so enthâlt sie der 

 Hauptsache nach das ganze Material fiir die neue Rechnung, und es ist dadurch dièse 

 Arbeit auf einen sehr geringfiigigen Theil derjenigen zuriickgebracht^ die erforderlich 

 gewesen wâre, wenn sie nicht ohne ein neues Hineingehn in die Tagebiicher der Beob- 

 achtungen selbst batte ausgefiihrt werden konnen. In Betracht einer solchen spâtern 

 Revision und Umrechnung, die doch immer einmal sehr wiinschenswerth oder selbst noth- 

 wendig werden kann, ist es deshalb nicht genug zu loben, dass bei dem Berichte iiber 

 die Resultate bedeutender Arbeiten, in dem Maasse als sie bedeutend sind, auch mehr 

 Einzelnheiten derselben mitgetheilt werden, so dass eine neue Rechnung nicht immer 

 wieder von vorne an durchgemacht zu werden braucht, sondern eben an jedem beliebigen 

 Punkte sich ankniipfen liisst. Der Gefahr, durch zufâllige bedeutende Druckfehler das 

 Résultat beeintrachtigt zu sehn, welche Gefahr beim Rechnen aus den Tagebiichern selbst 

 wohl auch Statt findet, aber in ungleich geringerem Grade, kann in den meisten Fallen 

 mit nicht zu grosser Arbeit dadurch begegnet werden, dass man sich iiberzeugt, ob mit 

 den angegebenen Zahlen auch wirklich weiter gerechnet ist. Mindestens in unserm 

 Falle vergewisserte ich mich auf dièse Weise sehr leicht von der Richtigkcit der Zahlenan- 

 gaben in jener Tafel, und mit sehr geringer Miihe, durch einfaches Anbringen nehmlich 

 der den unverbesserten Polardistanzen beigesetzten Correctionen fiir Thermometerverbesse- 

 rung und Theilungsfehîer, bildete ich mir den gewiinschten Ausgangspunkt fiir meine 

 Rechnungen. — Da die Ergebnisse der Reflexionsbeobachtungen , als constanter Fehler 

 verdiichtig, hier sammt und sonders verworfen werden sollen, so ist iiber die Bie- 

 gung, auf die es uns nun zunâchst ankommt, nichts weiter bekannt, als dass sie, nach 

 dem Zeugnisse der entgegengesetzten Fernrohre, fiir die horizontale Lage des Rohrs 

 = 0 ist; und es handelt sich vor Allem um das Gesetz, nach welchem wir sie uns von 

 den verschiedeiien Stellungen des Rohrs gegen den Horizont abhangig denken sollen. 



