222 



W. DÔ LLEN, 



betrachtliche Schwankungen machen sehn, und so die Ueberzeugung gewinnen, dass selbst 

 auf dem kurzeii Wege von einem Fernrohr zum andern die Refraction den Lichtstrahl 

 sehr merklich affîcirt. Und dies braiicht in der That uns gar nicht Wunder zu nehmen, 

 da hinlânglich bekannt ist, welch bedeutenden Ablenkungen ein an der Grenze zweier 

 Medien, hier zweier uugleich dichter Luftschichten, hingehender Lichtstrahl unterworfen 

 ist. Dass aber nach einer solchen Erfahrung die Messung jener Amplitude nicht langer 

 mehr fiir eine Bestimmung der Biegung gelten kann, liegt auf der Hand, und ebenso 

 leuchtet ein, dass aile Vervielfiiltigung der Beobachtungen nicht weitcr fuhren kann, als 

 bis zum Ermitteln der bei einer gewissen mittleren Ableukung des Lichtstrahls stattfin- 

 denden Amplitude. Hierbei muss zugegeben werden, dass die Besselsche Méthode, bei 

 der die beiden Hilfsfernrcihre wirklich auf einander gerichtet werden, bei sonst gleichen 

 Umstiinden eine der Wahrheit nahere Bestimmung der Biegung ergeben muss, als die 

 beim Meridiankreise in Pulkowa angewandte Beobachtungsart, wo die Gesichtsliuie jedes 

 cinzelnen Collimators horizontal gcstellt, oder vielmehr die Abweichung derselben von der 

 Horizontalitiit gemcssen und in Rcchnung getragen wird. Gewiss kann aber weder auf 

 dièse noch auf jene VVeise iibcr Bruchtheile der Secunde irgend etwas entschieden werden, 

 und es driingt sich somit die Frage auf, auf welche Weise sonst die zur Ableitung der 

 Declinationen doch durchaus nothwendigc Kenntniss des Biegungscoeffîcîenten erlangt 

 werden soU, Hat man nun aber crst die Ueberzeugung gewonnen, dass wirklich keine 

 die erforderliche Sicherheit besitzende directe Bestimmung vorhanden ist, so bietet sich 

 sehr ungezwungen der Ausweg dar, eben die Sonnenbeobachtungen, die das Verwerfen 

 der friiheren Annahmen -+- i^ ll und OjOO geboten haben , zur Auffindung des allein 

 richtigon Werthes zu benutzen. Mit andern Worten: bei einem Instrumente, das in Be- 

 zug auf aile soustigcn Fehlerquellen so sorgfaltig untersucht worden, als es mit dem 

 Konigsberger Meridiankreise der Fall ist, entscheidet die von den Sonnenbeobachtungen 

 geforderte mittlere Correction der Declinationen ganz unzweifelhaft iiber die Richtigkeit 

 der den Rcductionen zu Grunde liegenden Annahme des Biegungscoefficienten, und es 

 ist derjenige der allein zuliissige , der jene Correction = 0 macht. Es ist vielleicht die 

 Anmerkung nicht unniitz, dass dies nur von Sonnenbeobachtungen gilt, bei denen das 

 Instrument ausserlich und innerlich, in allen seincn Theilen, die nicht nothwendig 

 von den Strahlen der Sonne getrofiPen werden miissen, vor denselben geschiitzt ist — 

 eine Bedingung, die die heutige beobachtende Astronomie mit dem ganzen Aufwande der 

 ihr zu Gebote stehenden Mittel zu erreichen weiss, deren Wichtigkeit aber wohl auch 

 zuerst Bessel so ganz empfunden hat. Man wird jetzt einsehn, dass nicht mit Unrecht 

 das oben gefundene Résultat der Unabhangigkeit der Refractionsconstante von dem Bie- 

 gungscoefficienten als ein sehr wichtiges hervorgehoben wurde; denn es konnte demselben 

 zufolge jetzt eine ganz exacte Bestimmung der Correction da der angewandten Biegung 

 a erlangt werden, wenn man in die zur Auffindung der Verbesserungen der absoluten 

 Rectascensionen und der Schiefe der Ekliptik gebildeten Gleichungen statt des constanten 



0 



