228 



W. Krause, 



Man würde aber sehr irren, wenn man erwartete, bei diesem 

 Verfahren Flächenschnitte von makroskopischer Ausdehnung durch 

 eine einzige Retinaschicht zu erhalten. Es ist nicht schwierig, die 

 Retina (0,2 mm) der Dicke nach in etwa 10 Schnitte zu zerteilen. 

 Aber teils wegen der Kugelgestalt des Bulbus, teils wegen unver- 

 meidlicher, dem blossen Auge meist unsichtbarer windschiefer Biegungen 

 der eingeschmolzenen Retina, muss man froh sein, wenn z. B. ein 

 Flächenschnitt der Membrana fenestrata, die 0,02 mm dick ist, etwa 

 0,3 — 0,4 mm Flächendurchmesser hat und zugleich nur diese Mem- 

 bran enthält. 



Legen wir, um einen Anhaltspunkt zu haben, das menschliche 

 Auge mit einem Radius der inneren Augenaxe von 11 mm zu Grunde 

 und schreiben wir der gehärteten Retina eine durchschnittliche Dicke 

 von 0,2 mm zu. Von dieser Membran nehmen wir ein quadratisches 

 Stück, das 5 mm Seitenlänge hat und nehmen ferner an, dass die 

 normale Krümmung beibehalten sei. Alsdann würde eine an das Cen- 

 trum des Retinastückchens gelegte Tangente mit dessen Enden einen 

 Winkel von ca. 6 0 bilden und die in radiärer Richtung gemessene 

 Abweichung = 0,2 mm sein, d.h. der Dicke der ganzen Retina gleich- 

 kommen. 



Als geringste mit freiem Auge gut wahrnehmbare Längendifferenz 

 wird ebenfalls 0,2 mm gewöhnlich angenommen. Weicht die Schnitt- 

 richtung des Mikrotomes infolge ungenauer Einstellung nur um eben- 

 soviel ab, so wird die Abweichung der Schnittebene von der wahren 

 Ebene der Retina ebenfalls etwa 6o betragen. Dies bedeutet, dass 

 ein Flächenschnitt durch ein 5 mm grosses Retinastückchen von dessen 

 Centrum bis zum Rande successive durch sämtliche Schichten der 

 Retina führt, anstatt wie gewünscht in derselben Schicht zu bleiben. 

 Hieraus erhellt ohne weiteres der Einfluss der geringsten windschiefen 

 Biegung und leider wird die theoretische Voraussage von der Erfah- 

 rung in vollem Maasse bestätigt. 



Um das Retinastückchen horizontal zu stellen, darf man es daher 

 nicht wie gewöhnlich einschmelzen wollen. Statt dessen befestigt man 

 zunächst einen passend zugeschnittenen Kork in der Klammer des 

 Mikrotomschlittens. Auf denselben kommt eine Scheibe reinen, bei 

 etwa 80 o schmelzbaren weissen Wachses, die einige Millimeter hoch 



