112 



Jahres - Bericht 



das Abfliessen weniger Tropfen genügt, um schliesslich gleiche Färbung 

 herzustellen, wie durch den Versuch bewiesen wurde. Der Apparat 

 empfiehlt sich namentlich bei Trinkwasser-Untersuchungen zur Bestimmung 

 des Ammoniaks und der salpetrigen Säure. 



In der Sitzung vom 15. December theilte derselbe 



die Analyse der Kronenquelle zu Ober-Salzbrunn 



mit, welche durch ihre chemische Zusammensetzung: in die Reihe der 

 alkalisch-salinischen Säuerlinge und durch ihren verhältnissmässig nicht 

 unbedeutenden Gehalt an doppeltkohlensaurem Lithium — sie enthält 

 0,011 gr im Liter — in jene der stärkeren Natron -Lithion- Quellen ge- 

 hört. Er knüpfte an die Analyse einige Bemerkungen über die Be- 

 stimmung des Lithiums und des Eisens. 

 Hierauf demonstrirte er 



ein TJniversal-Spectroskop von Krüss in Hamburg, 



welches durch seine bequeme, handliche Construction eine möglichst viel- 

 seitige Benutzung gestattet, da es nicht blos für die qualitative, sondern 

 auch für die quantitative Spectral-Analyse nach dem Vierordt'schen Princip 

 eingerichtet ist. Ein nicht zu unterschätzender Vorzug des Instruments 

 ist zunächst die ein für alle Mal fixirte richtige Einstellung des Spalt- 

 und Scalenrohres, während das Ocular des Fernrohres durch eine Mikro- 

 meterschraube scharf und leicht einstellbar ist. Das Instrument ist daher 

 jeden Augenblick zum Gebrauch bereit. 



Der einfache Spalt für die qualitative Analyse wird durch sorgfältig- 

 geschliffene Platinscheiben gebildet, welche durch eine Mikrometerschraube 

 derart einander genähert werden können, dass schon bei dem schwach 

 zerstreuenden Prisma von 60° brechendem Winkel die Natronlinie dop- 

 pelt, durch eine feine schwarze Linie getrennt erscheint. Ein Vergleichs- 

 Prisma für eine zweite Lichtquelle kann zurückgeschlagen werden, wenn 

 man es nicht benützen will. Das Prisma kann ausgewechselt werden 

 gegen ein anderes von doppelt so grosser Dispersion, ein sogenanntes 

 Rutherfurd-Prisma. Der Tisch mit dem Prisma ist durch eine Metall- 

 kapsel mit abnehmbarem Deckel vor dem Eindringen falschen Lichtes 

 vollständig geschützt. Sämmtliche Objective haben 20 mm Oeftnung und 

 162 mm Brennweite, das Beobachtungsfernrohr eine sechsmalige Ver- 

 grösserung. Es kann mit seinem Träger durch eine Mikrometerschraube 

 um die verticale Axe des Instruments bewegt werden. Die Trommel 

 der Scheibe ist in hundert Theile getheilt, man kann nach l / Jö t*— Vt*i 

 der Umdrehung der Schraube schätzen. Die ganzen Umdrehungen werden 

 an einer horizontalen, unter dem Ocular an einem Träger befestigten 

 Scala abgelesen. Diese Messvorrichtung dient in Verbindung mit dem 

 Fadenkreuz zur genauen Ortsbestimmung im Spectrum. Das Fadenkreuz 



