DE PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE SUR LA RESPIRATION. 471 



soupapes; le premier renferme un volume d'air mesuré au 

 compteur à gaz, le second destiné à contenir Fair expiré a été 

 vidé avec la trompe ; cet appareil est représenté par la figure 1, 

 empruntée au mémoire cité. 



Vérification du compteur. — Pour être sûrs de l'exactitude 

 des mesures faites avec le compteur à gaz, construit de telle 

 sorte que, sur un cadran ayant 22 centimètres de diamètre, 

 une longue aiguille marque les litres de 0 à 50 litres, nous 

 avons fait construire par Alvergniat un manchon cylindrique 

 de verre se terminant à la partie supérieure et à la partie infé- 

 rieure par un col rétréci (fig. 2); le volume compris entre deux 



Fig. 2. 



traits marqués sur les cols est exactement 5 litres ; la pesée de 

 l'eau a donné 5 kilogrammes. Nous avons fixé sur le col supé- 

 rieur un robinet à trois voies R mis en communication par un 

 tube de caoutchouc avec l'orifice d'entrée du compteur. Le 

 manchon jaugé étant plein d'air, on tourne le robinet de ma- 

 nière à envoyer l'air dans le compteur par immersion du man- 

 chon dans l'eau jusqu'au trait d'affleurement supérieur, et on 

 recommence dix fois cette manœuvre. Voici le tableau des ré- 

 sultats obtenus: 



