DE PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE SUR LA RESPIRATION. 473 



fis fortement serrés. A l'aide d'une trompe T, d'un réservoir 

 à vide V et d'un régulateur d'aspiration à mercure M, on fait 

 circuler à travers l'appareil et bulle à bulle l'air contenu dans 

 le ballon de caoutchouc B qui renferme les 50 litres d'air expiré, 



Fig. 3, 



et le barbotage établi dans la soirée dure généralement toute 

 la nuit et ne se termine souvent que dans l'après-midi du len- 

 demain ; lorsque le ballon est tout à fait vidé, pour éviter une 

 diminution trop grande de la pression dans l'appareil, on fait 

 rentrer de l'air extérieur d'une manière très simple : le robinet 

 à trois voies R qui est fixé au col du ballon de caoutchouc est 

 uni par un tube à un flacon barboteur contenant de l'acide sul- 

 furique et disposé comme une soupape de Muller; l'air exté- 

 rieur rentre bulle à bulle à travers l'acide, déplace les gaz 

 contenus dans les premiers flacons et les force à traverser la 

 solution de potasse qui absorbe l'acide carbonique. 



Danger de l'absorption. — L'appareil ainsi disposé présente 

 un danger: lorsqu'on le démonte pour faire les pesées, il faut 

 avoir soin de laisser marcher la trompe et de détacher les 

 flacons absorbants en commençant par ceux qui sont le plus 

 éloignés de la trompe, car si l'on opère autrement, c'est-à-dire 

 si on détache d'abord le tube qui mène à la trompe, la pres- 

 sion atmosphérique fait aussitôt passer l'acide sulfurique du 



