288 fl. GHÈHANT ET H. QUIKQUAUD. — MESGRE 



d'une méthode rigoureusement précise. Et d'abord ces recher- 

 ches ont été faites sur les vaisseaux sains et sur les vaisseaux 

 malades. 



Nous avons commencé nos expériences dans le laboratoire de 

 M. le Professeur Rouget au Muséum ; sur un robinet d'eau nous 

 avons fait fixer un tube métallique en T dont l'une des branches 

 était unie par un tuyau de plomb avec la cuvette d'un manomè- 

 tre à mercure à air libre ayant un tube de 3 mètres de hau- 

 teur,, puis nous avons vissé sur l'autre branche du tube en T un 

 ajutage fixé dans un tronçon d'artère et dont l'extrémité libre 

 était fermée par un lien appliqué sur le vaisseau et sur une tige de 

 métal présentant un léger rétrécissément; en ouvrant avec pré- 

 caution le robinet, on a fait pénétrer dans l'artère l'eau qui en 

 la distendant faisait monter en même temps la colonne de mer- 

 cure dans le manomètre ; la hauteur du métal atteignit 3 mètres, 

 ce qui correspond à une hauteur de 40 m ,7 d'eau ou à 4 atmos- 

 phères sans que l'artère se soit rompue. Nous avons été obligés 

 de chercher un manomètre permettant d'atteindre des pressions 

 plus élevées. 



Grâce à l'obligeance de M. le Professeur Jamin qui a bien 

 voulu mettre à notre disposition un manomètre à air libre ins- 

 tallé dans son laboratoire à la Sorbonne, nous avons pu continuer 

 nos expériences et nous avons fait jusqu'ici plus de cent mesures 

 dont nous allons publier les résultats. 



Description de l 'appareil. — Quelques mots suffiront pour 

 faire comprendre la disposition de l'appareil que nous avons 

 employé (fîg. i) : Une pompe à mercure et à eau de V. Regnault 

 est fixée sur le sol tout près de la colonne manométrique. La 

 pompe aspire l'eau par un tube E terminé en pomme d'arrosoir 

 dans un bocal plein d'eau quand on soulève un levier articulé 

 qui fait mouvoir la tige du piston; en abaissant ce levier on re- 

 foule l'eau dans le récipient en fonte M qui a reçu un litre de 

 mercure; un robinet r à trois voies placé entre la pompe et le 

 récipient permet de chasser à volonté l'eau de la pompe dans le 

 récipient ou de faire passer l'eau du récipient dans le bocal 

 extérieur quand on veut décomprimer; un tube de fer fixé par 

 un bouchon à vis à la partie inférieure du récipient envoie le 

 mercure dans la branche verticale du manomètre qui est formée 

 de tubes de verre de 3 mètres réunis les uns aux autres par des 



