der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



75 



Leicht verklebte Lungenfisteln beim Pyopneumothorax können dabei wieder 

 aufgerissen, weniger resistente Stellen der Pleura bei einfacher Pleuritis 

 rupturirt werden und zum Eintritt von Luft in die Pleurahöhle Veran- 

 lassung geben. 



Diesen Fehler hat der „Potain" nicht, weil man bei ihm mit belie- 

 biger Kraft aspiriren kann, aber er ist in seiner Construction viel zu com- 

 plicirt, als dass der Arzt bequem damit manipuliren könnte. 



Dies veranlasste den Vortragenden, einen neuen Punctions-Apparat 

 zu construiren, der sich durch Einfachheit, Bequemlichkeit und Billigkeit 

 auszeichnet. Er besteht aus einem länglichen Gummiballon mit zwei 

 Ansätzen, die mit gut schliessenden Ventilen versehen sind, so dass bei 

 rhythmischem Zusammenpressen des Ballons ein Luftstrom in der Rich- 

 tung von dem einen Ende zum anderen strömt, das aspirirende Ende 

 wird mit einem mit einer Hohlnadel bewaffneten Gummischlauch versehen, 

 und man kann nun, wenn man die Hohlnadel in einen mit Flüssigkeit 

 gefüllten Pleuraraum eingestossen hat, den Pleurainhalt auspumpen, der 

 dann durch das andere Ende abfliesst, und mittels eines zweiten ange- 

 setzten Gummischlauches in ein Gefäss geleitet wird. Am Ende des 

 ersten Gummischlauches befindet sich ein Hahn, um auch das Einpumpen 

 von Flüssigkeit in die Pleurahöhle zu ermöglichen. Will man dies thun, 

 so schliesst man den Hahn, dreht jetzt den Gummiballon um, saugt ihn 

 voll Injectionsflüssigkeit und treibt so nach Oeffnung des Hahnes diese 

 Flüssigkeit in die Pleurahöhle ein. 



Die Kraft, mit welcher der Ballon aspirirt, ist etwa gleich */ 4 Atmo- 

 sphäre und genügt nach U.'s Ansicht für alle Fälle, da bei den meisten 

 pleuritischen Exsudaten der Druck grösser ist als der atmosphärische, wo 

 aber negativer Druck besteht, dieser doch immer nur sehr geringe Werthe 

 hat und in Folge dessen auch nur eine geringe aspirirende Kraft erfor- 

 dert. Bei den vielen Punctionen, die theils von Herrn Friedländer, 

 theils vom Vortragenden mit dem Apparate ausgeführt worden sind, hat 

 sich dessen Bequemlichkeit und Zweckmässigkeit ausserordentlich be- 

 währt, und es hat sich nie das Bedürfniss eingestellt, seine Kraft zu 

 verstärken. 



Ausser der Billigkeit hat der Apparat noch den Vorzug, dass er 

 auch zu anderen Zwecken verwendbar ist. Den Ballon kann man zum 

 Katheterisiren der Tuben, zu Irrigationen, zu Injectionen in die Blase etc. 

 verwenden. Der Preis wird sich auf etwa 10 Mark stellen, wofür der 

 Apparat von Herrn Instrumentenmacher Hörig, Junkernstrasse, mit 

 2 einfachen Hohlnadeln geliefert wird. 



In der an den Vortrag sich schliessenden Discussion bemerkt Herr Rosen- 

 bach, dass das Princip des Herrn Vortragenden, mit einem Gummiballon zu 

 aspiriren, nicht neu ist, da er selbst ein ähnliches Verfahren früher beschrieben 

 habe. Seiner Ansicht nach ist aber die Aspiration durch einen Gummiballon ver- 

 liältnissmässig so gering, dass man bei Anwendung einer Hohlnadel von dünnem 



