SEC SEC 879 



Secteur de M, Graham, eft encore un infiniment 

 d'Aftronomie , qui fertà obferver les diftances des 

 étoiles au zénith iorfqu'elles en paffent fort près. La 

 première idée en efl due au dodeur Hook , qui Fa- 

 voit imaginé pour déterminer la parallaxe des étoi- 

 les fixes ; mais par les changemens & les additions 

 que M. Graham y a faits, il l'a rendu comme un nou- 

 vel inftrument dont on peut le regarder comme l'in- 

 venteur. C'eft avec un Jecieur que M.Bradiey a fait 

 la fameufe découverte de l'aberration des étoiles 

 fixes , & c'eft auffi avec un fecieur exécuté fous les 

 yeux & par les foins de M. Graham , que MM. les 

 académiciens du Nord ont déterminé l'amplitude de 

 Tare du méridien qui devoit établir la grandeur du 

 degré fous le cercle polaire. Nous rapporterons ici 

 la defcription qu'ils en ont donnée , parce qu'il feroit 

 impofîible d'en donner une meilleure. 



Ce qu'on appelle proprement Jcaeur dans l'inftru- 

 jnent dont il s'agir , efl une lunette D N, garnie d'un 

 limbe ou proportion de cercle T/^, qui a pour rayon 

 la diftance D G qu'il y a de l'objeftif à fon foyer. 



Ce ficicur eft porté par un autre fccleur immobile 

 qui lui eil concentrique , & dans le plan duquel il fe 

 peut mouvoir en tournant fur Taxe qui paffe par les 

 centres des deux Jlclcurs. 



Ce fécond ficicur qui porte le vrai fccîeur^ eiî porté 

 lui-même par un pié qui a la figure d'une pyramide 

 tronquée. 



La première figure fait voir l'inftrument entier 

 avec fes pièces affemblées ; mais outre que cette fi- 

 gure n'eft pas afiéz grande pour en faire voir le dé- 

 tail , il y a plufieurs chofes eïTentieiles à l'inilrument 

 qui fe trouvent cachées , & d'autres qu'on a omnfes , 

 parce qu'elles auroient été trop petites pour être ap- 

 perçues. Toute la fufpenfion du vrai fecîeur{e trouve 

 cachée par le prifme creux exagonai , qui termine le 

 haut du pié ; Ôc le micromètre que l'on place fur le 

 limbe du fécond fccleur, & qui fert à conduire le vrai 

 Jecieur & à régler fon mouvement, a été omis, parce 

 qu'il feroit devenu trop petit, & que le limbe du 

 vrai fccleur en auroit caché la plus grande partie. Il 

 faut donc avoir recours aux figures fuivantes pour 

 connoître toutes les pièces de Tinflrument ; on va 

 les détailler toutes en commençant par le vrai fc- 

 teur. 



La féconde figure rcpréfente le vrai fecieur en perf- 

 |)eâ:ive dans fes proportions , & la troifieme figure 

 en fait voir les principales parties plus en grand dans 

 une élévation géométrale tronquée : les lettres font 

 i-elatives à la féconde & troifieme figures , mais il a 

 été impofiible de mettre fur la féconde toutes celles 

 qui font fur la troifieme. 



D N efr un tube cylindrique de lunette , long de 

 8 piés 1 1 pouces , fait de laiton bien écroui , ce tube 

 a trois parties dans fa longueur ; les deux premières 

 parties D E , FG ont trois pouces de diamètre, & 

 chacune efi; garnie à fes extrémités de fretîes cylin- 

 driques de cuivre ; la troifieme partie , dans laquelle 

 entre l'oculaire , n'a qu'un pouce de diamètre. 

 - La frette D , qui fortifie la lunette à fon extrémité 

 fupérieure , contient l'objeftif ; il y a au-dedans de 

 cette frette une feuillure faite fur le tour , dans la- 

 quelle l'objeûif eft exadement enchâffé & tient de 

 lui-même avec alTez de force : l'objeaif eft encore 

 pouffé vers le fond de fa feuillure par un tuyau à vis, 

 de façon qu'il efi: arrêté de la manière la plus fixe. 

 La frette t> porte deux tourillons A^B ^ de cuivre 

 diamétralement oppofés , dont l'axe efi: bien perpen- 

 diculaire à celui de la hinette. Ces deux tourillons 

 liervent à fufpendre la lunette qui , quand elle eft li- 

 bre , peut oicilier comme un pendule. Le tourillon 

 A porte un cylindre C d'acier trempé de trois quarts 

 de hgne de diamètre ; &; ce petit cylindre , qui a 

 mêiïiç axe que les toiiriUoiis -c^, eft diminué au- 



tant qu'il efi pofiîbîe vers fon extrémité, de manière 

 qu'à l'endroit de l'entaille il reiTemble à deux cônes 

 oppofés par la pointe : cette entaille efi: faite pour 

 recevoir la boucle d'un fil à-plorab , dont on verra 

 l'ufaee. 



D 



La frette^ qui efi: au bout inférieur de la première "' 

 partie , & la frette F qui efi: au bout fupérieur de la 

 leconde , font foudées à des brides circulaires , auflî 

 de cuivre ; ces deux brides qui font liées enfemble 

 par des vis , fervent à affembler folidement les deux 

 premières parties du tubeZ? G. Si ce tube Z? G avoir 

 été d'une feule pièce, on n'auroit pas eu befoin des 

 deux fi-ettes E mais alors il n'auroit pas été pofii- 

 ble de l'écrouir auffi parfaitement qu'en le faifant de 

 deux pièces ; au refte , ces deux parties de tube ne fe 

 defafiTemblent jamais. 



La frette G qui efi: à l'extrémité inférieure de la 

 féconde partie du tube , porte un miroir plan K d'a- 

 cier bien poli , qu'on recouvre d'une pièce de cui- 

 vre Z, quand on ne fait point ufage de la lunette: 

 c'efi par ce miroir que la vis du micromètre , que 

 nous expliquerons, poufie la lunette pour lui donner 

 l'inclinaifon nécefiàire dans les obfervations. Sur le 

 couvercle L du miroir efi un trait léger qui eft hori- 

 ionîal quand le miroir eft couvert ; ce trait fert à 

 marquer la hauteur où doit être la vis du micromè- 

 tre. Ainfi avant que de découvrir le miroir , il faut 

 haufier ou baiffer le micromètre jufqu'à ce que la 

 pointe de fa vis foit précifément fur le trait du cou- 

 vercle. 



Le dedans de la frette G eft tourné en forme de 



feuillure circulaire ; cette feuillure reçoit un chafiis 

 rond , précifément de mêm.e diamètre :1a pofition du 

 chafiis dans la feuillure eft déterminée par deux piés 

 diamétralement oppofés , qui tiennent à la feuillure 

 & entrent dans deux petits trous faits au chaffis. Enfia 

 le chafiis eft arrêté dans la feuillure par quatre vis 

 qui l'y retiennent foHdement. Ce chafiis eft exaéle- 

 ment placé au foyer de l'objeûif , il eft percé d'une 

 large ouverture d'environ deux pouces de diamè- 

 tre, & porte deux fils d'argent extrêmement fins, 

 croifés à angles droits & perpendiculaires à l'axe do. 

 la lunette dans lequel ils fe croifent. L'un de ces fils 

 eft parallèle à l'axe des tourillons ^ , 5. La pofition 

 das fils fur le chafiis eft invariable ; car le chafiis eft 

 percé de quatre trous qui ne font guère plus gros 

 que les fils qui y paffent ; une extrémité de chaque 

 fil eft arrêtée dans fon trou par une goupille , &leS 

 deux autres extrémités font tirées par des reflbrts 

 qui tiennent toujours les fils bien tendus , malgré leur 

 racourciffement dans le froid & leur alongemcnt dans 

 le chaud. 



La même frette G eft fixée perpendiculairement 

 fur une platine quarrée de cuivre , à laquelle font at- 

 tachées plufieurs pièces qu'on va expliquer. 



i"". Une pièce de cuivre M parallèle au miroir i', 

 au-defibus duquel elle eft placée. C'eft par cette 

 pièce M qu'on commence à pouffer la lunette par 

 le m.oyen d'une féconde vis qui eft au micromètre : 

 cette pièce Af & la vis qui la pouffe , fervent à em- 

 pêcher la principale vis du micromètre de s'émouf- 

 fer en heurtant contre le miroir d'acier K. 



2°. Un limbe J^plan, perpendiculaire à l'axe 

 desjourillons A,B ,S>l dont la face antérieure eft 

 auffi éloignée de l'axe de la lunette , que l'entaille C 

 du cylindre d'acier eft diftante du même axe. Sur ce 

 limbe font tracés deux arcs , qui ont tous deux l'en- 

 taille C pour centre ; ces deux arcs font chacun de 

 cinq degrés & demi , & font divifés de fept minutes 

 & demie en fept minutes & demie par des points 

 très-fins qu'on peut à peine appercevoir : les points 

 du cercle inférieur font plus fins que ceux du fupé- 

 rieur ; ces deux arcs peuvent fervir à fe vérifier mu- 

 tuellement. 



