14 



Jahres-Bericht 



und zugleich der Gelbsinn gelitten hatte; doch war in 6 Fällen auch 

 der Rothgrünsinn nicht normal. Der Vortr. fand unter 2429 Schülern 

 93 Farbenblinde und unter diesen 17 Blaugelbblinde. Von diesen hatten 

 12 auch entschiedene Störungen des Rothgrünsinns, waren also total 

 farbenblind. Ob nicht jeder Blaugelbblinde leichte Störungen auch für 

 roth und grün hat, bleibt dahingestellt. Wo der Blausinn krank, war 

 stets auch der Gelbsinn krank. Eine isolirte Violetblindheit existirt 

 nicht. Verkürzung des Spectrums hatte Keiner; die hellste Stelle des 

 Spectrums lag nicht im Gelb, sondern im Grün. Die Patienten waren 

 durch alle existirenden Methoden untersucht worden. — Ein Fall von 

 Netzhautablösung zeigte einseitige exquisite Blaugelbblindheit, welche 

 trotz Anlegung der Retina nach Drainage bestehen blieb. — Im An- 

 schluss hieran besprach der Vortragende die Methoden, simulirte oder 

 dissimulirte Farbenblindheit zu entdecken und (in Bezug auf einen gericht- 

 lichen Fall) erworbene von angeborener Farbenblindheit zu unterscheiden. 

 In Bezug auf alle Details verwies er auf sein soeben im Verlage von 

 E. Morgenstern erscheinendes Werk: „Studien über angeborene 

 Farbenblindheit." 



Hierauf demonstrirt Herr Rosenbach 



einen neuen Aspirationsapparat. 



Vortragender giebt zunächst einen kurzen Ueberblick über die Be- 

 handlung der pleuritischen Exsudate und schildert mit wenigen Worten 

 die bisher üblichen Apparate zur Entleerung derselben. Unter diesen 

 nimmt der grosse Apparat von Dieulafoy, da er in jeder Beziehung exact 

 arbeitet, den ersten Platz ein. Wenn es der Vortragende trotz dessen 

 für opportun hält, einen neuen Apparat zu empfehlen, so geschieht es 

 deshalb, weil er das von ihm verwandte Prinzip , welches in der physio- 

 logischen Technik (Quecksilberluftpumpe) schon mit Vortheil Verwerthimg 

 gefunden hat, auch zur Benutzung für die Zwecke der praktischen Medicin 

 für geeignet hält, und weil er glaubt, dass sein Apparat bei weitem 

 billiger und viel einfacher sei als die bisherigen Apparate, dass er wegen 

 seiner Einfachheit nicht so vieler Reparaturen bedürfen werde, dass bei 

 ihm alle Unzuträglichkeiten, die mit der Anwendung einer Spritze ver- 

 bunden sind (Quellen oder Eintrocknen der Stempels etc.) in Wegfall 

 kämen, dass er leicht zu handhaben und dass seine Aspirationsfahigkeil 

 eine .sehr bedeutende sei. 



Der Apparat besteht aus einem Glasgefäss von 150 cem Inirai t. dessen 

 freie Oeffnung durch eine Metallkappe verschlossen ist, die 3 Hähne 

 tr&gtj von denen der eine seitliehe durch einen Gummischlauch mit dem 

 Troicart, der andere seitliche nur mit einem Ghimmischlaucb und der 

 drille durch ein 28 Zqll langes Gummirohr mit einem 200 cem lassenden 

 Bol/ii'eservojjr, in dem sich Quecksilber befindet, in Verbindung steht. Zu 



