444 



Jahres - Bericht 



auch in anderen Ländern zu Neumessungen verwandt werden, um Ver- 

 gleichungen der verschiedenen Apparate und Massstäbe zu gewinnen und 

 die Dreiecksseiten aller oder doch der meisten europäischen Dreiecks- 

 netze in einer und derselben Mass-Einheit ausdrücken zu können. Dieser 

 nach wesentlich anderen Principien als der BesseFsche construirte Apparat 

 besteht nur aus einer einzigen, etwa 4 Meter langen Messstange von 

 20 Millimeter Breite und 5 Millimeter Dicke, welche von einem äusserst 

 kostbaren, jedoch durch seine physikalischen Eigenschaften vorzugsweise 

 geeigneten Material, Platina-Iridium , gefertigt ist. Unterhalb dieser 

 Messstange ist wiederum, ähnlich wie bei dem BesseFschen Apparat, eine 

 nahezu gleiche Stange aus anderem Metall (Messing) damit verbunden, 

 welche als Metall-Thermometer für die Berücksichtigung der Ausdeh- 

 nungen durch die Wärme dient. Beide Stangen liegen über einander 

 auf Rollen, etwa 1 Centimeter von einander entfernt, die Platinstange 

 oben, die Messingstange unten, und berühren sich nur in der Mitte, wo 

 sie fest mit einander verbunden sind. Sie können sich daher unabhängig 

 von einander ausdehnen und zusammenziehen. Die Platinstange ist von 

 dem einen Ende bis zum andern in Centimeter und ausserdem an beiden 

 Enden auf eine Länge von 6 Centimeter in Millimeter getheilt. Sie hat 

 an jedem Ende einen rectangulären und mit der Längsaxe parallel laufen- 

 den Ausschnitt, in welchen zwei auf der Messingstange befestigte, mit 

 Platin-Lamellen belegte und ebenso wie die Enden der Platinstange ge- 

 theilte Messingklötzchen so hineinragen, dass beide Theilungen in einer 

 Ebene liegen. 



Beim Gebrauche wird über jedes Ende der Messstange ein Mikroskop 

 gestellt, welches mit Mikrometer-Einrichtung versehen ist, so dass man 

 die Entfernung der Punkte messen kann, über denen die Mikroskope 

 stehen. Für die Weitermessung bleibt dann das vordere Mikroskop 

 stehen und wird die Messstange weiter getragen, bis sie mit ihrem 

 hinteren Ende unter das vordere Mikroskop gekommen ist, Darauf wird 

 das hintere Mikroskop über das vordere Ende der Messstange gebracht 

 und die Entfernung der beiden Punkte gemessen, über welcher die Mi- 

 kroskope stehen u. s. f. Es kommt nun hierbei offenbar alles darauf 

 an, dass die Mikroskope, unterhalb deren die Messstange successive 

 weiter getragen wird, absolut fest und unwandelbar aufgestellt sind. 

 Es wurde deshalb jedesmal an dem Platz, wohin ein Mikroskop auf- 

 gestellt werden sollte, eine 1 */ 4 Centner schwere Eisenplatte direct auf 

 den Erdboden gelegt und in denselben eingetrieben. Auf diese wurde 

 ein massiver dreibeiniger Holzbock gestellt, auf welchen dann das Mi- 

 kroskop zu stehen kam. In ähnlicher Weise wurde auch die Messstange 

 auf Holzböcke gelegt, die auf Eisenplatten standen. 



Am Schlüsse jedes Tages und beim Beginn jeder grösseren Pause 

 wurden Festlegungen des bis dahin erreichten Punktes der Grundlinie 



