der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



445 



dadurch hergestellt, dass eiserne Bolzen von 1 Meter Länge und 6 Centi- 

 meter Dicke am oberen Ende gleich Nägeln in die Erde eingetrieben 

 und auf den mit vernickelten Messingplatten versehenen Köpfen der- 

 selben geeignete Punkte markirt und diese gleichfalls mikroskopisch ein- 

 gestellt wurden. Ausserdem war eine Beaufsichtigung dieser Endpunkte 

 und der gesammten Apparate während der Pausen und in der Nacht 

 durch Wächter erforderlich. 



Um dem Uebelstande vorzubeugen, wegen einer Unvorsichtigkeit oder 

 Ungeschicklichkeit, z. B. beim Transport der Messstange die Messung von 

 Anfang an wiederholen zu müssen, ist die Grundlinie in zehn nahe gleiche 

 Theile getheilt und sind an den Theilungspunkten Granitwürfel von y 3 Meter 

 Seitenkante versenkt worden, auf deren Oberflächen Metallplatten zu 

 scharfer Markirung jener Punkte befestigt waren. Diese Massregel bietet 

 noch einen andern Vortheil. Wenn nämlich die erwähnten Punkte, 

 welche als Festlegungspunkte zu betrachten sind, auch bei der Rück- 

 messung eingemessen werden, was in der That geschehen ist, so erhält 

 man für jedes Zehntel zwei Werthe und kann aus den 10 daraus her- 

 vorgehenden Differenzen den mittleren Fehler der ganzen Messung un- 

 gleich schärfer herleiten, als wenn man sich mit der Zerlegung in zwei 

 oder drei Abschnitte, wie früher geschehen ist, begnügt hätte. 



Die Leistungsfähigkeit des Apparates ist eine ausserordentliche. Bei 

 der Messung der Basis von Madridejos war ein Theil doppelt ge- 

 messen worden. Die Länge desselben betrug 2766,9 Meter und der 

 mittlere Fehler 1,089 Millimeter, d. i. ungefähr ein Zweimilliontel der 

 gemessenen Länge, während bei der ersten Messung der ziemlich eben 

 so langen Strehlener Basis mittels des BesseFschen Apparates der 

 mittlere Messungsfehler = 2,06 Millimeter, also noch einmal so gross 

 hervorgegangen war. 



Dafür erfordert aber das neue Messungssystem einen bedeutend 

 grösseren Aufwand an Zeit, als der BesseFsche Apparat. Bei der dies- 

 maligen Messung sind von der Zeit an, wo Beobachter und Arbeitsleute 

 j gehörig eingeübt waren, in einer Stunde 10 Stangenlagen erfolgt oder 

 40 Meter gemessen worden, während bei der mit dem BesseFschen 

 i Apparate ausgeführten Messung- der Berliner Grundlinie in einer Stunde 

 | etwas über 100 Meter gemessen worden sind, so dass also der neue 

 (Apparat mehr als noch einmal so viel Zeit erfordert. 



Sowohl die Messstange als auch die übrigen Bestandteile des 

 Apparates bedürfen fortwährend des Schutzes gegen Sonne, Wind und 

 Wetter 5 es wurden deshalb über demselben eine Reihe von 7 aneinander 

 grenzenden Zelthäusern aufgestellt, welche in dem Masse, wie die Messung 

 fortschritt, weiter transportirt wurden, indem immer das hinterste, so- 

 bald es an der betreffenden Stelle ausgedient hatte, vor das vorderste 

 getragen wurde. 



