der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



449 



von einem horizontalen Balken getragen, der quer über die Zimmerecke 

 senkrecht zur Richtung des magnetischen Meridians gelegt war und sich 

 an jedem Ende auf ein Fensterbrett stützte. Der Spiegel und der Tor- 

 sionskreis bewegten sich in einem gläsernen Cylinder, der oben durch 

 einen Deckel mit einer kleinen Oeffnung für den Faden geschlossen wurde. 



Der benutzte Magnet war ein Stahlcylinder mit einer Längsdurch- 

 sicht, die auf der dem Theodoliten zugekehrten Seite durch eine Glas- 

 linse geschlossen war, deren Stellung so regulirt wurde, dass durch sie 

 gesehen eine am anderen Ende des Magneten angebrachte Glastheilung 

 als unendlich entferntes Object erschien, also durch ein auf unendlich 

 eingestelltes Fernrohr deutlich gesehen wurde. Der Magnet hatte eine 

 Länge von 260 mm , einen Durchmesser von 21""" und ein Gewicht von 

 581,1 * r . 



Als Aufhängungsfaden wurde, da ein zuerst dazu bestimmter dünner 

 Messingdraht eine zu grosse Torsionskraft besass, ein Faden von ge- 

 drehter Rohseide angewendet. Derselbe bestand aus 26 einzelnen Fäden 

 und bewährte sich sehr gut, da er mit grosser Tragfähigkeit eine sehr 

 geringe Torsionskraft verband und sich im Laufe der Zeit nur wenig 

 verlängerte. 



Nachdem der Magnet in das Schiffchen eingelegt war, wurde die 

 Länge des Fadens durch die Aufwindungsschraube so regulirt, dass die 

 Durchsicht des Magneten und die der ihn umgebenden Kupferhülle sich 

 in gleicher Höhe befanden, und zwar 1,26'" über dem Fussboden, so 

 dass man also von aussen durch die Hülle und den Magneten hindurch 

 sehen konnte. 



Die nächste Aufgabe bestand nun darin, die Wirkung der Torsion 

 des Fadens aufzuheben, also den Magneten ohne Torsion aufzuhängen. 

 Zu diesem Zwecke wurde der Magnet aus dem Schiffchen heraus- 

 genommen und durch einen Messingstab von gleichen Dimensionen er- 

 setzt. Nachdem zuerst die ganzen Umdrehungen des Fadens an dem 

 Torsionskreis corrigirt waren, so dass also die Ruhelage des Stabes inner- 

 halb des ihn umgebenden Holzkastens lag, in welchem er keine ganze 

 Umdrehung ausführen konnte, wurde am Theodoliten eine Holzscala 

 befestigt und durch Spiegelablesung die Ruhelage des Fadens mit ein- 

 gelegtem Magneten und mit eingelegtem Messingstabe bestimmt. Dann 

 wurde der Faden am Torsionskreise so lange gedrillt, bis beide Ruhe- 

 lagen zusammenfielen, also der Magnet ohne Torsion aufgehängt war. 



Nun war noch die endgültige Aufstellung des Theodoliten übrig. 

 Derselbe muss in derselben Höhe und im selben magnetischen Meridian 

 stehen wie der Magnet. Nachdem dies annähernd erreicht war, wurde 

 durch den Magneten hindurch nach dem Theodoliten visirt, und der- 

 selbe so lange verschoben, bis sein Ohjecliv in der Milte des Gesichts- 

 feldes als vollständiger Kreis erschien. Dann wurde durch den Theodo- 



29 



