450 



Jahres- Bericht 



Ilten nach dem Magneten gesehen, und das auf unendlich eingestellte 

 Fernrohr so gerichtet, dass sein Fadenkreuz mit dem mittleren Theil- 

 strich der Glasscala des Magneten zusammenfiel. Diese Scala wurde 

 dadurch deutlich sichtbar gemacht, dass man hinter dem Magneten einen 

 Spiegel aufstellte, der das Licht vom Himmel durch die Durchsicht des 

 Magneten hindurchsandte. Um nun die Abweichung: der magnetischen und 

 der optischen Axe des Magneten zu berücksichtigen, wurde derselbe um 

 180° um seine Längsaxe gedreht und die jetzt entstandene Abweichung der 

 Einstellung des Theodoliten zur Hälfte durch Drehung seines Fernrohrs 

 um seine verticale Axe, zur andern Hälfte durch Parallelverschiebung 

 des ganzen Theodoliten so lange corrigirt, bis bei der einen Stellung 

 des Magneten das Fadenkreuz des Theodoliten ebenso weit nach rechts 

 vom mittleren Theilstrich der Scala des Magneten abwich, als bei der 

 andern Stellung nach links, und das Objectiv des Theodoliten durch 

 den Magneten gesehen bei einer Stellung desselben eben so weit rechts 

 von der Mitte des Gesichtsfeldes erschien, als bei der andern links. 

 Nachdem sich noch durch Umlegung des Theodolitenfernrohrs ergeben 

 hatte, dass kein bei der Aufstellung zu berücksichtigender Collimations- 

 fehler vorhanden sei, wurden die Untersätze des Theodoliten mit Kleb- 

 wachs an dem Tische befestigt, die Drehungsaxe des Fernrohrs mit 

 Hilfe einer darauf gesetzteu Libelle vermittelst der Fussschrauben ver- 

 tical gemacht und die gesammte Aufstellung noch einmal controlirt. 



Bei den Beobachtungen vom 23. bis 30. Juni wurde ein Theodolit 

 von Dr. Meyerstein in Göttingen benutzt, der eine Ablesung bis auf 

 10" gestattete. Derselbe wurde bei den späteren Beobachtungen durch 

 einen grösseren Theodoliten von Breithaupt in Kassel ersetzt, der zwar 

 nur eine Ablesung bis zu 30" zuliess, dessen Fernrohr aber fester in 

 seinen Lagern ruhte und genauere Einstellungen ermöglichte. Auch 

 -konnten noch bequem 15" und 10" geschätzt werden. 



Die Beobachtungen selbst wurden folgendermassen vorgenommen: 

 Wenn sich der Magnet beruhigt hatte, wurde das Theodolitenfernrohr 

 auf den mittleren Theilstrich der Glasscala des Magneten eingestellt und 

 seine Stellung an beiden Konien des Theodoliten abgelesen und notirt. 

 Darauf wurde der Magnet um 180° in seinem Schiffchen gedreht und 

 wieder mit der Kupferhülle umgeben. Während er um seine Ruhelage 

 pendelte, wurde das Fernrohr der Reihe nach auf den südlichen, den 

 nördlichenMagdalenenthurm und die Sternwarte gerichtet und alle seine 

 Stellungen auf beiden Seiten abgelesen. Darauf wurde wieder auf den 

 Magneten, der sich indessen beruhigt hatte, eingestellt, sodann auf den 

 Thurm der Vincenzkirche und zuletzt auf die Spitze der Elftausend-Jtmg* 

 frauenkirche. Nachdem darauf das Theodolitenfernrohr umgelegt war. 

 wurden sämmtliche Objecte noch einmal beobachtet. An jedem Be- 

 obachtungstage wurde die ganze Beobachtung ein Mal ausgeführt und 



