16 



R. Lenz, 



Es müssen demnach die Temperaturen mindestens bis 0°03 genau bestimmt werden. 

 Ich glaube in der That für eine solche Genauigkeit einstehen zu können, wie aus den weiter 

 angeführten Betrachtungen gezeigt werden wird. 



Aus diesen Betrachtungen folgt demnach, dass durch fehlerhafte Temperaturbestim- 

 mungen die Dichtigkeit einen Fehler von 0,00001 erreichen kann, was mit den übrigen 

 Fehlern zusammen 



0,000 022 



bilden kann, wenn die Umstände die allerungünstigsten sind. 



Dieser Fehler wird nun noch durch die Anzahl der Beobachtungen verringert. Aus 

 einer vollen Reihe von Beobachtungen an einer und derselben Probe von Lösungen wurde 

 nach der Methode der kleinsten Quadrate der oben angeführte parabolische Ausdruck für die 

 Interpolationsformel berechnet. Da eine volle Beobachtungsreihe gegen 16 Messungen ent- 

 hält, so wird der Fehler des Endresultates 4-mal geringer als der einer jeden einzelnen 

 Messung und man kann daher annehmen, dass die Endgleichungen das specifische Gewicht 

 des Meerwassers mit einer Genauigkeit bis etwa 



0,000 006 



ausdrücken, wobei aber jede einzelne Beobachtung Fehler bis 0,000 022 enthalten kann, 

 wenn die Umstände besonders ungünstig gewesen. 



Um die Temperaturen des Seewassers zu messen wurden die Picnometer in ein drei- 

 faches Wasserbad gehängt, in das innere Gefäss eines Laplace'schen Calorimeters , in 

 welchem zugleich ein in ^ Grade getheiltes Geissler'sches Normalthermometer tauchte. 

 Das "Wasserbad wurde successive von О bis etwa 30° erwärmt und bei verschiedenen Tem- 

 peraturen das Thermometer und die Niveaustände in den Picnometern abgelesen. Um die 

 Temperaturen des Wassers constant zu erhalten wurde das Beobachtungszimmer bis zur 

 gewünschten Temperatur erwärmt, dann das Wasser auf dieselbe Temperatur gebracht, ge- 

 rührt und dann gewartet bis die Temperatur des Wassers völlig constant geworden war. 

 Diese Temperatur hielt sich dann mehrere Stunden unveränderlich. Die Ablesungen be- 

 gannen, nachdem während 40 Minuten weder das Thermometer, noch die Lösungen in den 

 Picnometern ihren Stand geändert hatten. Es wurden dann gewöhnlich 3 Beobachtungen in 

 einem Intervall von je f Stunde gemacht. Ich glaube überzeugt sein zu können, dass die 

 Temperaturen auf diese Weise bis zur Grenze der Ablesungsfehler sicher beobachtet wur- 

 den, d. h. bis 0?02. 



Das Thermometer, welches zu den Versuchen diente, war vor etwa 5 Jahren mit einem 

 Normalquecksilberthermometer des physikalischen Centraiobservatoriums in St. Petersburg 

 verglichen worden. Die Corectionstabelle für das Instrument mit Berücksichtigung einer in 

 der Zeit eingetretenen kleinen Verrückung des Nullpunktes ist in der folgenden Tabelle 

 unter Correction 1 angeführt : 



