IS 



R. Lenz, 



Quecksilber. 



Luft. 



Correction. 



14,55 



13,79 



— 0,76 



18,90 



18,12 



— 0,78 



19,86 



19,07 



— 0,79 



24,89 



24,06 



— 0,83 



29,63 



28,75 



— 0,88 



Aus dieser Tabelle wurden die Correctionen für 10 — 15 — 20 — 25 — 30° inter- 

 polirt, welche in der vorstehenden Tabelle unter Correction 2 angeführt sind. 



Wie man sieht, stimmen die Correctionen 1 und 2 nicht mit einander, zeigen vielmehr, 

 wie man aus Spalte Д sieht, mit der Temperatur wachsende Differenzen. Dieselben rühren 

 indessen weder von Beobachtungsfehlern her, noch von Ungenauigkeiten des Quecksilber- 

 thermometers, sie sind vielmehr in der Natur der Sache begründet. 



Es ist nämlich bekannt, dass Luft- und Quecksilberthermometer in den Grenzen von 

 0 bis 100 nicht strenge mit einander vergleichbar sind, da die scheinbare Ausdehnung des 

 Quecksilbers innerhalb dieses Temperaturintervalles der an einem Luftthermometer gemes- 

 senen Erwärmung nicht proportional ist. Diese Frage ist eingehend von Recknagel 1 ) stu- 

 dirt worden, und man findet in seiner hierauf bezüglichen Abhandlung eine Vergleichstabelle 

 für Luft- und Quecksilberthermometer, aus welcher ich die in vorstehender Tabelle unter R 

 aufgeführten Correctionen für das Quecksilberthermometer entnommen habe. Diese Correc- 

 tionen stimmen mit den Werthen von Ä sehr gut überein, woraus man folgern muss, dass 

 die Correctionen für das zu den Versuchen benutzte Quecksilberthermometer vor 5 Jahren 

 vollkommen richtig bestimmt sind. 



Ich hatte mich nun zu entscheiden auf welche Temperaturgrade die Beobachtungen 

 über die Dichte des Meerwassers zu beziehen seien, auf ein Luft- oder ein normales Queck- 

 silberthermometer, d. h. ob ich den Grad als den lOOsten Theil der Ausdehnung der Luft 

 oder der scheinbaren des Quecksilbers zwischen den festen Punkten annehmen sollte. Ob- 

 gleich das Luftthermometer in der Regel als Norm gewählt wird, so habe ich doch vorge- 

 zogen die Beobachtungen des Herrn Res'zow auf das Quecksilberthermometer zu reduciren, 

 weil alle Dichtigkeitsbestimmungen des Meerwassers mit dem Quecksilberthermometer ge- 

 macht zu werden pflegen und letzteres in der Regel mit einem normalen Quecksilberther- 

 mometer verglichen wird, welches durch Calibrirung und nicht durch Vergleichung mit 

 dem Luftthermometer untersucht wird. 



lO. Ich gehe nun zu der Aufzählung der Beobachtungsresultate über, die in den fol- 

 genden Tabellen mitgetheilt sind. Da die Beobachtungen mit zwei Picnometern gemacht 

 wurden, die gleichzeitig in das Wasserbad tauchten, so beziehen sich stets je zwei Meer- 

 wasserproben auf dieselben Temperaturen. 



1) Kecknagel : Pog. Ann. 1864, Bd. CXXIII, pag. 131. 



